II 



Station mit dem leeren Kolben der unteren Station vertauscht wird, also 

 eine Annäherung an den Erdmittelpunkt erfährt, der gleich ist dem 

 senkrechten Abstände der beiden Schalen. Die Gewichtszunahme, die 

 hiermit eintritt, wird durch Zulagegewichte bestimmt. Die Gewichts- 

 stücke, die ich als Zulagegewichte verwendete, sind Platinbleche von 

 50 und 10 Milligramm. Die Abweichungen des Nominalwerthes dieser 

 Gewichtsstücke von ihrem wirklichen Werthe wurden unter Zugrund- 

 legung eines Normalkilogrammes, einer Copie des Berliner Kilogrammes, 

 besonders ermittelt. Es ergab sich in Milligrammen ausgedrückt 



Nominalwerth. Wirklicher Werth. 



50 50,025 



20 20,058 



10 10,068. 



Bei allen exacten Messungen nehmen die Orientirungsversuche die 

 grössere Zeit und Mühe in Anspruch. Es kömmt eben darauf an, die 

 unvermeidlichen Fehlerquellen aufzudecken, und zuzusehen auf welche 

 Grenzen dieselben eingeengt werden können. Es war vorauszusehen, dass 

 in den 21 Meter langen Röhren, die den oberen und unteren Waage- 

 kasten verbinden, die Luft nur schwierig in einem für exacte "Wägungen 

 genügend ruhigen Zustand sich erhalten lasse. In der That kam, so- 

 lange die unteren Waagschalen in gemeinsamen Waagekasten aufgehangen 

 waren, die Waage gar nicht zum Ausschwingen. Erst nachdem für jede 

 der unteren Schalen besondere Kasten benützt, und die Fugen der Waage- 

 thüren durch Gummibänder geschlossen waren, konnte die Waage zum 

 Ausschwingen gebracht werden. Aber auch jetzt noch erzeugten kleine 

 Temperaturdifferenzen, wie solche etwa durch Anlegen der Hand an einer 

 der Röhren eintreten, erneuert Schwingungen des Waagebalkens. Die 

 Röhren wurden daher mit schlechten Wärmeleitern umgeben, nämlich 

 in Stroh eingebunden; und die Waagekasten wurden mit Pappkasten 

 überstülpt. Die Schwingungen der Waage verlaufen nun in grosser 

 Regelmässigkeit, und die aus den Schwingungsbogen abgeleiteten Ein- 

 stellungspunkte zeigten nach wiederholten Arretirungen und x4.uslösungen 

 keine Differenzen, die 2 mm überschreiten, sich aber oft nur in den. 

 Zehnteln der Millimeter bewegen. Doch ist auch hier ein Ausnahmsfall 

 namhaft zu machen. Mit jeder rasch sich vollziehenden Aenderung des 



