12 



Hygrometerstandes. und ebenso mit jeder raschen Temperaturänderung des 

 Beobachtungsraumes treten wieder Unregelmässigkeiten in den Schwing- 

 ungen ein. Sie kennzeichnen sich dadurch, dass nach wiederholten Ar- 

 retirungen und Auslösungen die aus den Schwingungsbogen abgeleiteten 

 Einstellungen grössere Abweichungen, zuweilen bis zu 10 mm, zeigen. 

 An solchen Tagen ist überhaupt eine exacte Wägung nicht ausführbar. 



Der Einfluss raschen Wechsels im Feuchtigkeitsgehalt und in der 

 Temperatur des Beobachtungsraumes auf die Einstellung der Waage 

 wurde einem eingehenden Studium unterzogen. Die relative Feuchtig- 

 keit des Beobachtungsraumes ist an sich beträchtlich, sie ist im Mittel 

 74*^/0. Die geringste innerhalb eines Jahres beobachtete Feuchtigkeit 

 war 57%, die höchste 94 ^/o. Oft ist wochenlang der Hygrometerstand 

 nur Schwankungen von wenigen Procenten unterworfen, dann folgen 

 Tage mit schroffen Uebergängen, so dass im Verlaufe von 6 Stunden 

 Differenzen bis zu 14*^/o auftreten können. Man kann bei sehr hohen 

 und bei geringeren Hygrometerständen gleich exacte Wägungen aus- 

 führen, nur die eine Bedingung eines anhaltend gleichen Hygrometer- 

 standes muss erfüllt sein. Werden in dem oberen und in den unteren 

 Waagekasten Schalen mit Chlorcalcium aufgestellt, so sinkt die relative 

 Feuchtigkeit der in der Waage enthaltenen Luft auf beiläufig 40 °/o zurück, 

 während die Luft im äusseren Räume noch 7 °/o zeigt. Die Waage ist 

 eben selbst unter Anwendung des Verschlusses mit Grummibändern nicht 

 luftdicht verschlossen, durch Diffusion treten fortdauernd Dämpfe ein, 

 ein rascher Wechsel des Feuchtigkeitsgehaltes des äusseren Raumes macht 

 sich daher, wenn auch im verminderten Grade im Innern der Waage 

 geltend, und die Verschiedenheiten in der Einstellung der Waage sind 

 in der relativ trockenen Luft beinahe von gleichem Betrage, wie in der 

 nicht ausgetrockneten Luft. 



Rasch sich vollziehende Temperaturwechsel sind ebenso von merk- 

 barem Einflüsse auf die Einstellung der Waage. Ein sehr einfacher Ver- 

 such macht den Einfluss der Temperaturdifferenz der Gewichtsstücke auf 

 den Ausschlag der Waage erkennbar. Die Temperaturerhöhung, welche 

 einem der Gewichtsstücke durch die Handwärme in wenigen Sekunden 

 ertheilt wird, ist ausreichend um das Gewichtsstück scheinbar leichter 

 erscheinen zu lassen. Erst wenn wieder Gleichheit der Temperatur der 



