14 



ohne Zweifel ihren Grund in der Oxydation der Aufhängedrähte. Die 

 Drähte sind von Messing und sind galvanoplastisch vergoldet. Die un- 

 vermeidlichen Biegungen und Wiedergeraderichtung der Drähte bringt 

 es mit sich, dass der galvanoplastische Ueberzug nicht genügend intakt 

 bleibt. Platindrähte würden solche Aenderungen ausschliessen. Ich bin 

 nicht zur Anwendung derselben übergegangen, indem es sich zeigte, dass 

 die Oxydationen nicht stetig fortschreitend, sondern periodisch, meistens 

 nach höheren Hygrometerständen der Luft, auftreten. Die zwischen- 

 liegenden Pausen unveränderten Zustandes reichen aus zur Ausführung 

 exacter Wäg un gen. 



Die Ausdehnungs-Coefficienten der beiden Hebelarme der Waage er- 

 gaben sich als vollkommen gleich. Waagebalken so beträchtlicher Dimen- 

 sionen, wie solche für Belastungen von 5 kg erforderlich sind, sichern 

 demnach gleiche Molecularspannungen der beiden Hebelarme. . 



Ueberraschend trat die Unveränderlichkeit der Stahlschneiden ent- 

 gegen. In Jahr und Tag ist die Empfindlichkeit der Waage trotz un- 

 ausgesetzten Gebrauches in keiner erkennbaren Weise geändert. Die 

 Stahlschneiden haben eine Länge von 3 cm, der Prismen winkel ist 45°. 

 Unter einer Belastung von 5 kg wurde während 5 Tagen ohne erneuerte 

 Arretirung, also bei ungeänderten Drehachsen, der Ausschlag der Waage 

 von Tag zu Tag notirt, und in darauffolgenden 5 Tagen wurden die 

 Ablesungen nach vorausgegangener Arretirung und Auslösung vollzogen. 

 Die Abweichungen im Ausschlage der Waage überschritten in keinem 

 Falle 2 mm. Die Versuche wurden im August 1879, in einer Zeit an- 

 dauernd gleichförmiger Beschaffenheit der Atmosphäre ausgeführt. Im 

 weiteren Verlaufe wurden grössere Abweichungen notirt, die ich zunächst 

 einer Aenderung der Stahlschneiden zuschrieb. Nach erneuertem Ab- 

 schleifen der Prismen, und ebenso nach Einsetzen neuer Prismen war der 

 Verlauf ein ähnlicher, jedoch stellte sich unzweideutig heraus, dass je 

 nach der Beschaffenheit der Atmosphäre periodisch die Abweichungen im 

 Ausschlage in aufeinander folgenden Versuchen grösser oder kleiner auf- 

 treten, dass also dieselben nicht durch Veränderungen der Stahlschneiden 

 herbeigeführt sind. 



Die Achatplatten wurden nach bekanntem optischen Verfahren auf 

 ihre Ebenheit geprüft, und die möglichst unveränderliche Auflage auf 



