170 



3 Ablesungen des Maassstabs unten (Theilstriche — 0,1"", 0,0""" 

 und 0,1'""), 



3 Einstellungen der unteren hellen Schneide. 



3 „ „ oberen hellen Schneide, 



3 „ „ unteren dunklen Schneide, 



3 „ „ oberen dunklen Schneide, 



3 Ablesungen des Maassstabs oben 



3 „ „ „ unten, 



3 Einstellungen der untern dunklen Schneide, 



3 ;, „ oberen dunklen Schneide, 



Ablesung der Quecksilber- und Metall-Thermometer. 



Die Ablesung des Metallthermometers besteht aus zwei Operationen, 

 indem nämlich sowohl die Einstellung des Nullstrichs des Maassstabes, 

 als auch jene auf die mit dem Zinkrohr verbundene Theilung abgelesen 

 werden muss; die Striche der letzteren sind in Abständen von 0,1°"" ge- 

 zogen und ist der durch Schätzung bestimmte Stand des Maassstab-Null- 

 strichs gegen diese Theilung in der Rubrik „Bemerkung" vorgetragen, 

 während die genaue Ablesung der Einstellung auf den nächsten Theil- 

 strich in der 17. Colonne steht. Man erhält die Dezimalen des Metall- 

 thermometerstandes, indem man die Einstellung auf den Maassstab-Null- 

 strich (18. Colonne) von der P]instellung auf die Theilung (17. Colonne) 

 abzieht. So hat man z. B. bei der ersten Metallthermometer-Beobachtung 

 am 5. September folgende Ablesungen: 



Approximativer Stand 7,5 

 Theilung 44. 8^ 



Maassstab-Nullstrich 95,9^ 

 sohin Angabe des Metallthermometers 7,489. 



Der Temperatur von 0" entspricht ungefähr die Angabe 5,2^ des 

 Metallthermometers. — Endlich möge noch bemerkt werden, dass bei 

 den Längenmessungen stets der dem Apparate beigegebene grüne Tuch- 

 vorhang, welcher den Beobachter von dem Pendel und dem Maassstab 

 trennt; angebracht wurde, um auf diese Weise den Apparat nach Mög- 

 lichkeit gegen die Einwirkung der Körperwärme des Beobachters zu 

 schützen. -= — 



