177 



Mittlere 

 Zeit der 



Beob- 

 achtung 



Combination 

 und 

 Lage 



Schneide 

 oben 



Maassstab 

 oben 



Schneide 

 unten 



Maassstab 

 unten 



tjueek- 



silber- 



Thermo- 



meter 



Metall- 

 Thermo- 

 meter 



Be- 

 merkung 



1877 



P 



P P 



P ' P P 



P 1 P i P 



P 



P 



P 



CO 1 CO 



P 



P 





23h 17m 



IV Firma 

 unten vornen 



20,3 



21,9 



20,3 

 21,0 



20,2 

 22,1 



99,9 



98,6 



99,9 



92,3 

 93,6 



92,692,1 



90,090,2 



91,190,8 



90,9 



11,90 



11,85 



04,0 



90,1 



(7,1) h,S. 



23h 39" 





22,9|22,1 



20,0*22,2 



28,1 



22,0 



00,6 



98,3 



99,2 



03,2 

 03,5 



03,8 

 04,3 



04,2 

 01,3 



90,0 



89,2 



91,0 



12,05 



12,00 



09,5 



90,8 



d.s. 



23h 44m 



28. Sept. 

 Oh 02" 



IV Firma 

 unten vornen 



20,8 

 19,6 



19,2 

 22,0 



22,8 

 19,9 



19,1 

 20,3 



20,8 

 19,0 



19,6 

 20,7 



00,0 

 97,9 



98,1 

 98,9 



98,0 

 98,0 



94,9 

 92,3 



02,4 

 03,3 



93,6 

 91,3 



03,0 

 04,8 



90,0 

 89,8 



00,0 



04,8 



89,9 

 90,5 



88,3 

 89,9 



90,1 

 90,7 



12,05 

 12,25 



12,05 

 12,30 



11,0 

 15,0 



90,0 

 89,9 



(7,2) h. S. 

 d. S. 



21h 47m 



IV Firma 

 oben vornen 



13,9 

 10,0 



14,2'll,2 



10,0|10,0 



97,2 



96,0 



96,7 



86,0 

 88,0 



86,2 

 85,0 



85,0 



87,6 



91,0 



89,8 



90,9 



10,05 



10,40 



72,0 



88,8 



(6,8) h.S. 



22h 03" 





15.0 

 16,8 



16,4il4,8 

 15,0 15,2 



97,3 



97,0 



96,0 



96,7 

 98,1 



00.4 

 00,9 



96.5 

 01,4 



89,9 



89,7 



90,3 



10,30 



10,25 



77,9 



89,9 



d. S. 



'22h 05" 



IV Firma 

 oben vornen 



16,1 



18,8 



15,9 17,6 

 19,9 16,0 



99,1 



99,2 



99,0 



87,0 

 88,8 



86.0 87,2 



86.1 86,0 



^0,9 



89,2 



91,9 



10,40 



10,30 



79,2 



89,9 



(6,9) h. S. 



22h 21" 





16,1 



18,8 



15,ri7,4 



1 6,0 i 18,8 



98,9 



99,8 



99,0 



01,9 



00,8 



01.9 00,2 

 02,8:00,8 



89,8 



88,8 



90,7 



11,00 



10,95 



87,0 



89,5 



d.s. 



22h 41m 



IV Firma 

 unten hinten 



11,0 

 15,7 



11,0,16,0 

 16,0:17,0 



98,0 



99,0 



98,8 



94,8 

 94,0 



91,6 

 91,8 



93,0 

 92,1 



89,1 



89,5 



89,7 



11,15 



11,10 



93,4 



89,5 



(7,0) h.S. 



22h 59m 





19,6 

 22,9 



20,8:18,0 

 20,919,3 



99,5 



98,0 



99,3 



05,4 

 03,0 



05,3 

 05,0 



05.4 



oi;8 



90,8 



89,8 



91,0 



11,80 



11,70 



00,0 



90,0 



d. S. 



23h 02" 



IV Firma 

 unten hinten 



20,9 

 19,0 



18,9 19,^i 

 17,018,9 



99,9 



99,9 



98,6 



88,1 

 89,3 



88,1 

 88,0 



90,0 



86,5 



91,0 



89,0 



89,(! 



11,90 



11,75 



01,1 



90,0 



(7,1) h.S. 



23h 19" 





20,0 

 21,0 



18,0 

 21,0 



19,0 

 19,3 



99,9 



99,6 



98,0 



02,2 

 02,9 



02,2 

 01,9 



08,1 

 01,8 



:}0,1 



90,1 



90,1 



12,10 



12,05 



07,0 



90,1 



d.s. 



Die Untersuchung des Längenwerthes eines Umganges der Micrometer- 

 schrauben ergab, dass für das untere Microscop genau V = 100^ := 0,1"'", 

 daher P = 0,001000""", für das obere Microscop aber 99,64p = 0,1"", 

 sohin P = 0,0010036"" war; da nun die Ablesungen für die obere 

 Schneide und für den Maassstab im Maximum nur um 25^ von einander 

 differiren. so erreicht die Correction für das obere Microscop noch nicht 

 ganz 0.0001"" und kann daher ausser Ansatz bleiben, so dass für 

 beide Mici'oscope der Parswerth genau gleich 0,001"" in Rechnung zu 

 nehmen ist. — 



Für die Correctionen der Angaben der Quecksilber-Thermometer 

 theilte mir Herr Professor von Oppolzer folgende Werthe mit: 



Abb. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XIV. Bd. III. Abth. 



25 



