186 



Vergleichung der Pendeluhren. 



Sowohl bei der Registrirung der Schwingungen des Reversionspendels 

 als auch bei den Coincidenzbeobachtungen mittelst des Gruber'schen 

 Apparates beziehen sich die erhaltenen Zeitangaben auf die Registriruhr 

 Danischewsky, deren Gang sohin bei der Ableitung der Schwingungs- 

 dauer möglichst genau bekannt sein muss. Zu diesem Zwecke beschloss 

 ich, während der ganzen Beobachtungsperiode zahlreiche und sorgfältige 

 ührvergleichungen vorzunehmen. Diese Vergleichungen wurden auf folgende 

 Weise bewerkstelligt: Der mit der Danischewsky-Uhr verbundene Hipp'sche 

 Registrir-Apparat markirt mit seiner Uhr-Feder jede gerade Secunde auf 

 dem sich unter derselben fortbewegenden Registrirstreifen ; mittelst der 

 Signal-Feder dagegen, deren Elektromagnet mit dem Taster des Apparates 

 in Verbindung steht, markirt der Beobachter die mit einem kleinen Fern- 

 rohr wahrgenommenen Vorübergänge der Pendelspitze der zu vergleichen- 

 den Uhr an einem unterhalb derselben augebrachten Index und orientirt 

 auf diese Weise die Zeitscaale der Registriruhr gegen jene der zu ver- 

 gleichenden Uhr. Bei jeder Vergleichung der Pendeluhren Mahler und 

 Knoblich mit der Danischewsky-Uhr wurden in der Regel je 50 Durch- 

 gänge der beiden ersteren Uhrpendel registrirt und gibt das nachstehende 

 Tableau die Mittelwerthe der Durchgangsmomente in Zeit der treffen- 

 den Uhr an. Die Uebereinstimmung dieser Beobachtungen wird durch 

 den in der bekannten Weise berechneten mittleren Fehler der einzelnen 

 Markirungen charakterisirt. Für jede Uhrvergleichung wurde auch die 

 Federparallaxe bestimmt und sind die treffenden Werthe ebenfalls an- 

 gegeben worden, um auf diese Weise eine vollständige Beurtheilung 

 der Genauigkeit der Resultate zu ermöglichen. — Endlich möchte noch 

 zu erwähnen sein, dass die Ablesung der Streifen des Hipp'schen Chrono- 

 graphen unter Anwendung einer eigenen, mir durch Herrn von Oppolzer's 

 Güte leihweise überlassenen Ablesemaschine ausgeführt wurde. Die Be- 

 schreibung dieser Vorrichtung dürfte seiner Zeit in den Publicationen 

 der K. K. Oesterreichischen Gradmessungs-Commission zu finden sein und 

 beschränke ich mich darauf zu bemerken, dass die Maschine ebenso rasch 

 als genau zu arbeiten erlaubt; wenn der Chronograph gut functionirt, 

 so dass die Marken vollkommen präcis erscheinen, so ergeben sich die 

 Ablesungen auf 0,005' sicher. — 



