190 



4) Beobachtungen zur Bestimmung der Schwingungsdauer. 



Zur Ermittelung der Dauer einer Pendelschwingung gibt es wohl 

 keine bessere Methode als die Beobachtung der Coincidenzen zwischen 

 den Schwingungen des in. Rede stehenden Pendels und jenen des Pendels 

 einer ausgezeichneten Pendeluhr, deren Gang durch Beobachtung von 

 Sterndurchgängen am Passageninstrumente genau controllirt wird. Diese 

 Methode, für deren zweckmässige Durchführung gewöhnlich noch voraus- 

 gesetzt wird, dass die beiden Pendel nahezu gleiche Schwingungsdauer 

 besitzen, bietet jedoch hin und wieder in ihrer practischen Anwendung 

 Schwierigkeiten, indem man häufig nicht in der Lage ist, der Pendeluhr 

 die für die sichere Durchführung der Methode nothwendige Aufstellung 

 geben zu können. Dieser üebelstand machte sich auch auf der Stern- 

 warte zu Bogenhausen geltend und nachdem es weder meinen noch 

 Lamont's Bemühungen gelang, eine allen Anforderungen genügende Auf- 

 stellung für die zur Beobachtung optischer Coincidenzen zu verwendende 

 Pendeluhr ausfindig zu niachen, musste von einer Anwendung der in 

 Rede stehenden Methode Umgang genommen werden. Unter solchen Um- 

 ständen beschloss ich, zunächst die von Plantamour mit gutem Erfolge 

 durchgeführte Methode der chronographischen Registrirung der mit einem 

 Fernrohre beobachteten Durchgänge des schwingenden Pendels durch die 

 Verticale des Aufhängungspunktes zur Anwendung zu bringen. Das 

 Beobachtungs-Fernrohr, — ein Fraunhofer'scher Cometensucher, — war 

 auf einem improvisirten Stativ in einer Entfernung von circa 3,5" vom 

 Reversionspendel in einer auf die Schwingungsebene senkrechten Direction 

 angebracht. Die Pendelspitze bewegt sich unmittelbar über dem Grad- 

 bogen hinweg, dessen Nullstrich der Gleichgewichtslage des Pendels ent- 

 spricht; eine parallactische Wirkung ist demnach bei den Durchgangs- 

 beobachtungen ausgeschlossen. Die Registrirung ist nun in folgender 

 Weise ausgeführt worden : Nach vorgängiger chronographischer Ver- 

 gleichung der beiden Pendeluhren Mahler und Knoblich mit der Registrir- 

 uhr Danischewsky wurde die Temperatur an dem Metallthermometer und an 

 den beiden am Maassstabe angebrachten Quecksilberthermometern abgelesen ; 

 nachdem nun das Pendel in Schwingung versetzt worden war, wurden 

 100 — 120 unmittelbar aufeinander folgende Durchgänge chronographisch 



