222 



Um eine bessere Uebersicht der Beobachtungsdaten zu erhalten, habe 

 ich ferner die einzelnen Beobachtungen nach den Lesungen der Queck- 

 silbertherniometer geordnet und die den Intervallen von 8,5^ bis 9,5^, 

 9,5*^ bis 10,5*^ etc. angehörigen, unmittelbaren Beobachtungsergebnisse zu 13 

 Mittelwerthen vereinigt, welche in der nachfolgenden Tabelle zusammen- 

 gestellt sind; es handelt sich in jedem Falle darum, eine Gerade zu con- 

 struiren, welcher sich die gegebenen 13 Punkte so nahe als möglich an- 

 schliessen. Bestimmt man die Constanten dieser geraden Linie so, dass 

 die Summe der in die zugehörigen Gewichte multiplicirten Quadrate der 

 Ordinatenfehler ein Minimum werde, so" ergeben sich die am Ende der 

 Tabelle beigesetzten Resultate. 



Mittelwerthe der Angaben der Metall- und Quecksilber-Thermometer. 



Bei Messung der Schneiden- 

 abstände 



Bei den Schwingungs- 

 beobachtungen 



In der Gesammtheit der 

 Beobachtungen 



Zahl der 

 Beobacht. 



Metall- 

 Thermom. 



Quecks.- 

 Thermom. 



Zahl der 

 Beobacht. 



Metall- 

 Thermom. 



Quecks.- 

 Thermom. 



Zahl der 

 Beobacht. 



Metall- 

 Thermom. 



Quecks.- 

 Thermom. 



8 . 



7 



9 



18 

 12 

 13 

 18 



6 



9 

 11 



4 



8 



5 



p 



6,713 



6,865 

 7,067 

 7,201 

 7,457 

 7,621 

 7,833 

 7,972 

 8,155 

 8,315 

 8,573 

 8,657 

 8,838 







8,94 

 9,96 

 11,03 

 11,84 

 13,12 

 13,93 

 14,96 

 15,97 

 16,95 

 17,97 

 19,22 

 19,94 

 21,00 



2 



4 

 10 

 23 

 24 

 28 

 11 



5 



6 

 13 



7 

 20 

 12 



P 



6,732 

 6,908 



7,148 

 7,316 

 7,428 

 7,632 

 7,844 

 7,955 

 8,192 

 8,342 

 8,493 

 8,705 

 8,907 







8,80. 



9,91 

 11,07 

 12,05 

 12,84 

 13,92 

 14,94 

 15,85 

 17,18 

 18,04 

 19,03 

 19,95 

 21,07 



10 

 11 

 19 

 41 

 36 

 41 

 29 

 11 

 15 

 24 

 11 

 28 

 17 



p 



6,717 

 6,881 

 7,110 

 7,265 

 7,438 

 7,629 

 7,8:36 

 7,964 

 8,169 

 8,330 

 8,522 

 8,695 

 «,886 







8,91 

 9,94 

 11,04 

 11,955 

 12,94 

 13,93 

 14,95 

 15,91 

 17,04 

 18,01 

 19,10 

 19,95 

 21,05 



Bei 



14,450 X = ' 



?,69GP 

 ),1763p 



Bei 



15,210 X = ' 



y = < 



?,860P 

 3,1744p 



Bei 1^ 



1,880 X = 7, 



y = o, 



788P 

 1751p 



Die bei den verschiedenen Berechnungsarten hervortretenden Differenzen 

 gaben mir Veranlassung, mich brieflich an Herrn Professor von Oppolzer 

 zu wenden und ihn um Mittheilung der bei den zahlreichen österreichi- 

 schen Pendelbestimmungen gewonnenen Resultate über die Bestimmung 

 der Constanten des Metallthermometers zu bitten. Herr Professor 



