223 



von Oppolzer eröffnete mir hierauf, dass der dem Nullpunkte der Tem- 

 peratur entsprechende Metallthermometerstand sehr starke Variationen 

 aufweise und dass er sich entschlossen habe, den Temperatur-Coefficienten 

 ausschliesslich nach den bei Gelegenheit der Maassstabvergleichung aus- 

 geführten Ablesungen sowie nach den Ergebnissen einer in Wien eigens 

 für den in Rede stehenden Zweck unternommenen BeobachtiAgsserie in 

 seine Rechnungen einzuführen. — Die von Herrn Professor Förster bei 

 der Vergleichung mit dem Berliner Normalmaassstab erhaltenen Resultate 

 waren die folgenden: 



März 1874: y=0,1703P Gewicht (nach Herrn von Oppolzer's Annahme) = 6 



Nov. 1874: 7 = 0,1733^ „ „ „ „ „ =7 



1876: y= 0,1753p „ „ „ „ „ =3 



Die 1877 in Wien bei einer Temperaturdifferenz von 23*^ ausgeführten 

 Versuche ergaben: y = 0,1716", welchem Werthe das Gewicht 23 bei- 

 gelegt wurde. Als definitiver Werth wurde von Professor von Oppolzer 

 das Mittel y = 0,1 720^ (mittlerer Fehler = ± 0,0 007^) angenommen. — 



Der Vergleich dieses Werthes mit den aus meinen Bogenhausener 

 Beobachtungen gefolgerten Zahlen ergibt eine so ziemlich befriedigende 

 Uebereinstimmung mit den 165 anlässlich der Schwingungsbeobachtungen 

 ausgeführten Beobachtungen, während die 128 gelegentlich der Messung 

 der Schneidenabstände erhaltenen Ablesungen beträchtliche Differenzen in 

 den Werthen von y zur Folge haben. Der Umstand, dass bei den 

 Schwingungsbeobachtungen der Einfluss der Körperwärme des Beobachters 

 nicht die nöthige Zeit findet, um sich geltend zu machen, führt dazu, 

 den aus diesen Beobachtungen abgeleiteten y-Werthen den Vorzug zu 

 geben und den ferneren Rechnungen die Werthe: 



Stand des Metallthermometers bei + 15,21« C: x = 7,860" und 



Aenderung der Metallthermometerlesung für PC. . . y ^ 0,1744" 

 zu Grunde zu legen Es liegt übrigens in der Natur der Sache, dass 

 die Constante x den Haupteinfluss auf das Endresultat besitzt, während 

 sich die in y zurückbleibende Unsicherheit in demselben in kaum merk- 

 licher Weise geltend mächen wird. Da nämlich der mittlere Stand des 

 Metallthermometers während der Schwingungsbeobachtungen 7,860" be- 

 trägt, so wird die Genauigkeit des Endresultates davon abhängen, wie 

 genau dieser Stand der Temperatur von 15,21« entspricht, während die 



