224 



kleine Unsicherheit der Constanten y bei den unter niedrigeren Ständen 

 ausgeführten Schwingungsbeobachtungen den entgegengesetzten Einfluss 

 ausübt wie bei den höheren Ständen, so dass diese Einwirkungen in dem 

 Schlussresultate sich grösstentheils compensiren. Die mit dem obigen und 

 mit Herrn von Oppolzer's y-Werth berechneten Temperaturen weichen in 

 den Bogenhausener Beobachtungen in den extremsten Fällen um 0,09'^ C. 

 von einander ab. 



3) Bestimmung der Lage des Schwerpunktes des Pendels. 



Unter der Annahme folgender Bezeichnungen: 

 s Abstand des Schwerpunktes von der näher gelegenen Pendelschneide, 

 s' „ „ ,: ,, „ entfernteren „ 



I und II Angabe des ersten und zweiten Nonius in der ersten Lage 



des Pendels. 

 r und II' Angabe des ersten und zweiten Nonius in der zweiten Lage 



des Pendels, 

 m = Abstand des Nullpunktes des ersten Nonius des Apparates von der 

 Oberfläche des Contactstückes, mit welcher die treffende Pendel- 

 schneide in jeder der beiden Lagen zur Berührung gebracht wird, 

 n = Abstand des Nullstriches des zweiten Nonius von der die Axe des 

 Doppel-Conus und die Auflagepunkte des im Gleichgewicht schweben- 

 den Pendels enthaltenden Ebene, — d. i. horizontaler Abstand dieses 

 Nonius-Nullstriches vom Schwerpunkte des Pendels, — 

 ergibt sich bei der bekannten Construction des Schwerpunkt-Apparates: 

 s =: II + n — (I + m) 

 s' = ir + n — (L -1" m), daher 



s' — s = II' — r — (II — I). 



Unter Beiziehung des oben (pag. 218) für den . Schneidenabstand 

 s' -V s = 1000,12"" (bei -\- 15" Mitteltemperatur) gefundenen Werthes er- 

 hält man sonach 



s' — s = 408,922"" s' = 704,52"" s = 295,60"" 

 s' — 8 = 409,065 s' = 704,59 s = 295,53 

 s' _-s = 409,125 s' = 704,62 s = 295,50 

 s' — s = 409,035 s' = 704,58 s = 295,54. 

 Es wird indessen genügen, sich bei den späteren Rechnungen der 

 Mittelwerthe : s' = 0,70458" und s = 0,29554" zu bedienen. — 



Combination I 



II 

 III 

 IV 



