247 



gleicher Präcision wie die vortreffliche Pendeluhr Hohwü Nr. 25 der Strass- 

 burger Sternwarte, — verfügen zu können, so möge doch die Bemerkung 

 gestattet sein, dass die in anderen, analogen Operationen zur Anwendung 

 gebrachten Uhren, (z. B. die Shelton'sche Uhr bei den indischen Bestimm- 

 ungen, die Ellicott'sche Uhr bei den Beobachtungen von Herrn Professor 

 Peters, die Bullock'sche Uhr bei jenen von Herrn Professor Albrecht etc.j 

 Schwankungen von mindestens gleicher Grösse aufweisen; auch dürfte 

 nicht zu übersehen sein, dass die Bogenhausener Pendelbestimmung sich 

 auf zahlreiche Vergleichungen mit den beiden Hauptuhren der Stern- 

 warte gründet, wodurch die absolute Bestimmung der Schwingungsdauer 

 wesentlich an Sicherheit gewinnt. Der Einfluss der Unsicherheit des 

 Uhrganges auf die aus einem einzelnen Beobachtungssatze berechnete 

 Schwingungsdauer lässt sich wie folgt abschätzen: Jede der beiden Haupt- 

 uhren gibt ein 24-stündiges Zeitintervall mit nahe gleicher (renauigkeit, 

 welche durch den oben erwähnten mittleren Fehler von zk 0,18' charac- 

 terisirt wird; ein einzelner Beobachtungssatz umfasst eine Dauer von 

 circa 34 Minuten und da der Sterntag aus der Aneinanderreihung von 

 42,4 solcher Intervalle besteht, so wird jede der Uhren die absolute 

 Dauer eines solchen Beobachtungssatzes mit einer Präcision, welcher ein 



18 

 mittlerer Fehler von -== = 0,0277' entspricht, ergeben, wonach für die 



Schwingungsdauer ein mittlerer Fehler von 0,0000 1B8' resultiren würde. 

 Dieses Raisonnement wird sich jedoch günstiger gestalten, wenn man 

 erwägt, dass die Schwankungen im Gange der Uhren nicht so ganz un- 

 regelmässig erfolgen, dass vielmehr die Uebergänge zu den extremen 

 Werthen sich nur nach und nach vollziehen; diese Beinerkung gilt ganz 

 besonders für die Mahler-Uhr, bei welcher sich die Gänge in zwei deut- 

 lich geschiedene Perioden, — (11. bis 25. September, durchschnittlicher Gang 

 — 0,0496' und 26. September bis 4. Oktober, durchschnittlicher stünd- 

 Hcher Gang — 0,0343') — abtheilen, während bei den Knoblich-Gängen 

 eine solche Scheidung nicht hervortritt. — Weitere Anhaltspunkte zur Beur- 

 theilung des Ganges der beiden Uhren liefern auch die auf pag. 187 — 189 

 mitgetheilten Vergleichungen mit der Danischewsky'schen Registriruhr, deren 

 Ergebnisse in einer weiter unten folgenden Tabelle zusammengestellt sind.- — 

 Um nun auch zu einer vorläufigen Bestimmung über den Gang der Dani- 



