252 



folgende Markirungen geben die nachfolgend zu erwähnenden Versuche 

 einige Anhaltspunkte, nach welchen dieselben wohl kaum mit mehr als 

 0,0000033' an dem Betrage des oben zu 0,0000044' gewertheten mitt- 

 leren Fehlers participiren dürften, so dass die Unregelmässigkeiten des 

 Ganges einer der beiden Hauptuhren einem mittleren Fehler von 0,0000029' 

 per Schwingung entsprechen würden. — 



8) Aenderung der absoluten Personalgleiehung bei Registrirung 



der Pendeldurehgänge. 



Schon während der Ausführung der Registrirbeobachtungen machte 

 sich mir der Eindruck geltend, dass die sehr verschiedenen Geschwindig- 

 keiten, mit welchen das schwingende Pendel am Anfange und am Ende 

 jedes Satzes der Registrirbeobachtungen die Gleichgewichtslage passirt, 

 möglicher Weise einen Einfluss auf die Auffassung und Registrirung- 

 dieser Durchgänge ausüben können. Namentlich in den Durchgangsbeob- 

 achtungen in der Lage „Volles Gewicht oben" ist der Unterschied ein 

 sehr bedeutender, da das Pendel bei den hier auftretenden Amplituden 

 am Anfange der Beobachtungsserie sich nahezu 3,5 mal so schnell bewegt, 

 als am Ende des Satzes. Die Thatsache, dass die relative Personal- 

 gleiehung zweier Beobachter bei den Beobachtungen am Passageninstru- 

 mente häufig als mit der Zenithdistanz der Sterne, — d. i. mit ihrer 

 scheinbaren Geschwindigkeit, — veränderlich gefunden wurde, bietet 

 einige Analogie mit dem Falle der Pendelbeobachtungen und wenn man 

 bedenkt, dass die bei den erwähnten Beobachtungen von Sterndurchgängen 

 auftretenden Geschwindigkeitsunterschiede in der Regel weit geringer sind, 

 als bei den Pendeldurchgängen, so möchte nicht zu leugnen sein, dass 

 die oben ausgesprochene Vermuthung eine grosse Wahrscheinlichkeit be- 

 sitzt. Ich beschloss desshalb, diesen Punkt einer experimentellen Unter- 

 suchung zu unterziehen, zu welcher die Einrichtung der als Registriruhr 

 benützten alten Berthoud'schen Pendeluhr der Sternwarte eine bequeme 

 Gelegenheit darbot. Das Pendel dieser Uhr trägt an seinem unteren 

 Ende ein kleines, in ein Stück einer engen Barometerröhre ausmündendes 

 mit Quecksilber gefülltes Gefäss; eine 8""" lange Stahlschneide ist so an- 

 gebracht, dass sie die aus dem Barometerröhrchen hervorragende Queck- 



