253 



silberkuppe bei jedem Durchgange des Ulirpendels durch die Gleich- 

 gewichtslage berührt und kann der auf diese Weise hergestellte, den 

 Stromschluss bewerkstelligende Contact durch eine feine Verticalbewegung 

 der erwähnten Stahlschneide nach Bedarf regulirt werden. Das mit dem 

 Hipp'schen Chronographen verbundene Uhrpejidel markirt also auf dem- 

 selben automatisch seine Durchgänge durch die Verticale, wobei sich 

 eine etwaige Abweichung der Mitte der Schneide von der Gleichgewichts- 

 lage des Pendels im Mittel aus je zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden 

 Schwingungen eliminirt. Auf der Mitte der Linse des Pendels wurde 

 nun ein Papierscheibchen festgeklebt und auf demselben eine feine Vertical- 

 linie bezeichnet, während dicht vor diesem Striche und unabhängig vom 

 Pendel ein feiner Draht als Index vertical ausgespannt wurde. Hierauf 

 wurde der Cometensucher in einer Entfernung von circa 6" so aufgestellt, 

 dass sich in demselben die Bilder des Indexstriches und der auf der 

 Pendellinse angebrachten Marke genau deckten, wenn das Uhrpendel sich 

 in Ruhe befand. Die Uhr wurde nun in Gang versetzt und markirte 

 dann auf dem Hipp'schen Chronographen jeden Durchgang ihres Pendels 

 durch die Verticale, während derselbe gleichzeitig durch den im Cometen- 

 sucher die Bewegung verfolgenden Beobachter mittelst des Signaltasters 

 auf dem sich abwickelnden Streifen des Chronographen registrirt wurde. 

 Nach Anbringung der noch näher anzugebenden Correctionen konnte auf 

 diese Weise angegeben werden, um wie viel der Beobachter die Durch- 

 gänge früher oder später markirt, als sie die Uhr selbst automatisch 

 registrirt, und wenn man hiebei das Uhrpendel nach und nach in ver- 

 schiedenen Amplituden schwingen Hess, so musste sich herausstellen, ob 

 die Auffassung und Registrirung der Pendeldurchgänge sich mit der 

 Geschwindigkeit der Bewegung des Pendels ändert oder nicht. — Die ein- 

 schlägigen Beobachtungen wurden an drei verschiedenen Tagen ausge- 

 führt und umfasst jeder einzelne Satz vier, je den halben Amplituden- 

 werthen 0^37', l'^lö', 1*^52' und 2^29' entsprechende Beobachtungserien 

 von 50 — 100 Einzelnregistrirungen. Leider habe ich es unterlassen, den 

 Taster für die Federparallaxe einzuschalten, so dass die Resultate nicht 

 die absolute Personalgieichung, sondern nur ihre Veränderungen dar- 

 stellen, was indessen für ihre Verwerthung bei der Berechnung der 

 Pendellänge ohne Nachtheil bleibt. Die Feder musste während der Ver- 



