257 



Sekundenpendels wurden die den jeweiligen Schwingungsaniplituden ent- 

 sprechenden V-Werthe bei der nahezu bestehenden Gleichheit der 1. Dif- 

 ferenzen mittelst einfacher Interpolation gefunden; so ergibt sich z. B. 

 für die Registrirungs-Beobachtung vom 11. September (I. F. u. h.): 



Halbe Amplitude der Anfangsregistrirung =111,0' d.h.: — ¥==+0,0145' 

 „ „ „ Endregistrirung = 35,7'd.h.:-V = 4- 0,0008' 



Correction für die Dauer von 2000 Schwingungen: —0,0137' 



„ „ „ „ einer Schwingung —0,0000068.5' 



Der Einfluss dieser Correction auf die Pendellänge ist jedoch minder 

 bedeutend, als man auf den ersten Blick anzunehmen geneigt sein dürfte; 

 derselbe wird sogar verschwinden, wenn die Correctionen der Schwingungs- 

 zeiten bei „Vollem Gewicht oben" und „Vollem Gewicht unten" sehr nahe 

 in einem gewissen von den Entfernungen des Schwerpunktes von den 

 Schneiden abhängigen Verhältnisse stehen. Wie die Formel zur Berechnung 

 der Pendellänge zeigt, ist dieses bei dem österreichischen Reversionspendel 

 der Fall, so oft das Verhältniss der in Rede stehenden Correctionen 

 = 3,4 : 1.4 wird; in den vorliegenden Beobachtungen wird dieses Ver- 

 hältniss nahezu eingehalten, was zur P'olge hat, dass meine Registrirungs- 

 beobachtungen fast ganz das gleiche Resultat für die Pendellänge geben, — 

 man mag die Correction wegen der Abhängigkeit der Personalgleichung 

 von der Geschwindigkeit in Rechnung stellen oder nicht. — Sowie man 

 aber Registrirbeobachtungen mit Coincidenzbeobachtungen combinirt, zeigt 

 sich der Einfluss dieser nur an der erstem Gattung von Beobachtungen 

 anzubringenden Correction in gesteigertem Maasse. — 



9) Berechnung der redueirten Sehwingungsdauer. 



Um die unmittelbar beobachteten Schwingungszeiten für die Be- 

 rechnung der Pendellänge vorzubereiten, sind also die folgenden in den 

 unmittelbar vorangehenden Paragraphen besprochenen Correctionen zu 

 ermitteln : 



1) Die Correction wegen des Uhrganges, welche nach den auf pag. 249 

 bis 250 tabellarisch zusanmiengestellten Mitteln für den Werth einer Secunde 

 der Danischewsky-Uhr in Rechnung gezogen wurde; 



Abb. d. IL Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XIV. Bd. III. Abtb. 35 



