268 



Schneide in Betracht gezogen und deren Einwirkung auf die einer ge- 

 gebenen Vibrationsdauer entsprechende Pendellänge, — die in seiner be- 

 rühmten Abhandlung mit h bezeichnete Grösse, — direct gemessen hat. 

 Nach diesen so sorgfältig ausgeführten Arbeiten und nachdem Bessel's 

 Abhandlung bereits mehr als dreissig Jahre der Oeffentlichkeit vorgelegen 

 war, möchte es fast befremdlich erscheinen, dass man bei der Anwendung 

 des von Repsold construirten Reversionspendels die ün Veränderlichkeit der 

 Lage der Schneide des schwingenden Pendels, als eine über allen Zweifel 

 erhabene Annahme, sowohl den Versuchen als den Berechnungen zu Grunde 

 legte. Es bedurfte des Bekanntwerdens der bedeutenden und mit der 

 sonstigen Genauigkeit der treffenden Beobachtungen in keiner Weise ver- 

 einbarlichen Differenz von 0,1820"" zwischen der Bessel'schen und der 

 1869 von Herrn Professor Albrecht ausgeführten Bestimmung der Berliner 

 Pendellänge, um die Untersuchung über die Veränderungen in der Lage 

 der Schneide auf's Neue in den Kreis der Studien über die Pendelfrage 

 einzuführen. An die mathematischen Entwicklungen, welche Herr Professor 

 Cellerier in den Genfer „Archives des sciences physiques et naturelles" 

 (Oktoberheft 1875) veröffentlichte, schlössen sich zunächst die von Peirce 

 und Plantamour ausgeführten und in dem Gradmessungsbericht pro 1877 

 publicirten Untersuchungen an, welche nicht blos die bei den Repsold'schen 

 Reversionspendeln eintretenden Stativschwingungen constatirten, sondern 

 auch Wege angaben, um die zur Berechnung des Einflusses dieser Schwing- 

 ungen auf die gesuchte Länge des Secundenpendels nöthige Constante 

 zu ermitteln. — Nachdem jedoch zur Zeit der Bogenhausener Pendel- 

 bestinmiung diese letzteren Arbeiten noch nicht an die Oeffentlichkeit 

 gelangt waren, so suchte ich vorerst ein einfaches Mittel ausfindig zu 

 machen, um die Frage zu entscheiden, ob bei dem von mir benützten 

 österreichischen Reversionspendel wirklich ein Mitschwingen des Statives 

 stattfinde oder nicht. Der Rath meines in der Construction von Instru- 

 menten und in der Anordnung experimenteller Hülfsmittel so erfindungs- 

 reichen Freundes Lamont gab mir auch bald ein solches, höchst einfaches 

 Mittel an die Hand. In einer circa 1,2" langen Glasröhre wurde an dem 

 oberen, durch einen Korkstöpsel verschlossenen Ende ein an einem Haken 

 hängender Coconfaden befestigt, welcher an seinem untern Ende ein kleines 

 Gewicht trug und in solcher Weise ein gegen zufällige Luftströmungen 



