275 



der an seinem unteren, im Niveau des Pendelsupports befindlichen Ende 

 ein zur Aufnahme der Axe eines Fühlhebels bestimmtes, aus Messing 

 gearbeitetes Lager trug. Der Fühlhebel selbst, dessen Axe der Magnet- 

 nadel eines älteren Meierstein'schen Inclinatoriums entnommen war, stützte 

 sich mit seinem kurzem Hebelsarme auf die Seitenfläche des stählernen 

 Pendelsupports, während an dem längeren Arme ein an Coconfäden auf- 

 gehängtes, kleines Gewicht wirkte; Suspensionsfaden und Gewichtchen 

 waren in einer oben offenen und an dem Stativkopfe befestigten, unten 

 auf dem Pfeiler aufruhenden Barometerröhre eingeschlosse'n ; das Ge- 

 wichtchen selbst bestand aus einem mit Quecksilber gefüllten, kurzen 

 Capillarröhrchen und diente die obere Kuppe der Quecksilberfüllung als 

 Zielpunkt, welcher in dem auf dem Pfeiler aufgestellten, bereits früher 

 erwähnten Micrometer-Microscope beobachtet wurde. In der Mitte des 

 Pendelsupports. — da wo derselbe behufs Beobachtung der Schneiden- 

 abstände rinnenförmig ausgenommen ist, — wurde eine Saite befestigt, 

 welche über eine von meinem Freunde, Herrn Professor Dr. Carl, mir 

 geliehene Rolle einer Atwood'schen Fallmaschine laufend, durch ein an- 

 gehängtes Gewicht von bekannter Grösse einen horizontalen Zug auf den 

 Pendelsupport ausübte. Das Verfahren, auf Grund der eben geschilderten 

 Vorrichtungen die einer bestimmten Zugkraft entsprechende Ausbiegung 

 des Pendelsupports zu messen, bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung 

 und erübrigt nur . noch die Angabe einiger zur Berechnung der Versuchs- 

 resultate nothwendigen Constanten. Die Messungen der Dimensionen des 

 Fühlhebels ergaben: Länge des kurzen Hebelsarmes := 15,25""°, des langen 

 Armes dagegen = 138,75""; zur Bestimmung des Micrometer-Pars-Werthes 

 hat man: Länse der Sehne von 90° Centralwinkel am Verticalkreise des 

 Universalinstrumentes = 147,15"""; die Länge des Bogens von 5 Minuten be- 

 trägt sohin 0,15 133""; dieser Bogen entspricht aber genau 5' = 5.60^ = 300^ 

 der Micrometer-Schraube, wonach für den Pars-Werth P = 0,0005044"" 

 resultirt. Die Versuche zur Bestimmung der Elasticitäts-Constanten wurden 

 in 2 Reihen ausgeführt; bei Serie A war der Contactpunkt des Fühl- 

 hebels 27™" hinter und bei Serie B ebenso weit vor der Nuth am 

 Pendelsupport gelegen; die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Zahlen 

 sind Mittel werthe einzelner Beobachtungssätze und entspricht das Ge- 

 wicht n einem Satze, in welchem n Ablesungen unter Einwirkung des 



■61* 



