14 



Jahrbuchs für 1881 auf richtige Sternzeit gestellt war, hatte man alles 

 zur Beobachtung vorbereitet, welche folgenden Gang nahm: 



Es wurde das jeweils zu untersuchende Instrument auf dem Be- 

 obachtungspfeiler P4 horizontal aufgestellt, das Fernrohr auf die an einem 

 ungefähr 200 m entfernten Hause angebrachte Meridianmarke eingestellt 

 und an den beiden Mikroskopen, bezw. Nonien des Horizontalkreises ab- 

 gelesen, um die Meridianrichtung auch bei Nacht, wenn die Marke nicht 

 mehr sichtbar war, einstellen zu können. Nach Eintritt der Dunkelheit 

 wurde dann am Höhenkreis die Zenithdistanz des zunächst zur Kul- 

 mination gelangenden Sternes eingestellt. Der bewegliche Doppelfaden 

 des Okularmikrometers (das für diese Beobachtungen um 90" gedreht 

 werden musste, damit der sonst horizontal stehende bewegliche Faden 

 eine vertikale Stellung einnahm) stand hiebei an demjenigen Rande des 

 Gesichtsfeldes, von welchem aus der Eintritt des zu erwartenden Sternes 

 in dasselbe erfolgte, und zwar blieb, mit Ausnahme einer einzigen Be- 

 obachtungsreihe, die Trommel stets auf Null gestellt. War der Stern 

 eingetreten, so wurde die Zeit beobachtet, zu welcher derselbe jedesmal 

 die beiden Fäden des beweglichen Doppelfadens deckte, der letztere nach 

 erfolgter zweiter Ablesung rasch imi eine oder (bei Sternen mit kleinerer 

 Deklination) mehrere Umdrehungen weiter geführt und die beiden Zeit- 

 punkte der Coincidenz abermals notiert. So wurde für jeden beobachteten 

 Stern die Anzahl von Sekunden gemessen, welche er brauchte, um im 

 Gesichtsfeld des Fernrohrs einen Weg gleich einer Umdrehung des Okular- 

 mikrometers zurückzulegen. Multiplizierte man diesen Wert x mit dem 

 Cosinus des Deklination fT des jeweils beobachteten Sternes, sowie mit 

 der Zahl 15 (wegen 1 sec. = 15"), so wurde der zugehörige Schrauben- 

 wert für jeden einzelnen Fall in Bogensekunden gefunden. 



In den Beobachtungsheften Nr 4 und Nr 6 sind diese Beobachtungen, 

 samt den Reduktionen und Genauigkeitsbestimmungen vollständig (als 

 Anhang) enthalten und ergab sich nach den dortigen Berechnungen 



für Instr. Nr I: 1 rev. =: 121,147" ± 0,167" 

 „ „ „ H: 1 „ = 120,178" d= 0,125" 



Endlich ist in Betreff der beiden Instrumente noch zu erwähnen, 

 dass jedes derselben zur Beseitigung, beziehungsweise Bestimmung eines 



