16 



Zur Bestimmung des Druckes, der Temperatur und der Feuchtigkeit 

 der Luft dienten auf jeder Station ein Quecksilber- und ein Aneroid- 

 barometer, ein Lufttliermometer und ein August'scher Psychrometer, sämt- 

 liche Instrumente der geodätischen Sammlung entnommen. Die Baro- 

 meter waren auf die einzelnen Stationen, wie folgt, verteilt: 



Kam pen wand: Quecksilberbarometer von Greiner Nr 517 



Aneroidbarometer Nr 50700 

 Irschenberg: Quecksilberbarometer von Greiner Nr 518 



Aneroidbarometer Nr 38262 

 Höhensteig: Quecksilberbarometer von Rath Nr 2 

 Aneroidbarometer Nr 38255 

 Die sämtlichen Quecksilberbarometer wurden nach Beendigung der 

 Beobachtungen mit dem Normalbarometer der K. Meteorologischen Zentral- 

 station in München verglichen und kommen laut Mitteilung derselben 

 den einzelnen Barometern folgende Korrektionen zu: 



Quecksilberbarometer von Greiner, Nr 517: c = 0,00 



„ „ „ Greiner, Nr 518: c = — 1,00 mm 



„ „ „ Rath, Nr 2: c = — 0,20mm 



Diese Werte stimmen vollständig überein mit denjenigen , welche 

 sich bei der am 12. August 1881 vor der Abreise angestellten Ver- 

 gleichung der drei Quecksilberbarometer unter einander ergeben haben 

 und sich im Beobachtungsheftchen Nr III, S. 3 aufgezeichnet finden. 



Die Beleuchtung des Innenraumes der Beobachtungshütten bei Nacht 

 geschah durch Petroleum -Hängelampen, die so angebracht wurden, dass 

 sie gleichzeitig auch das Fadenkreuz in erwünschter Weise beleuchteten. 

 Bei dem Ertel'schen Höhenkreis geschah das mittelst eines Illuminateurs 

 centrisch vom Objektiv aus, bei den beiden Lingke'schen Universalinstru- 

 menten dagegen durch eine seitlich angebrachte, bei Tag verschliessbare 

 Oeffnung im Fernrohr. 



p]ndlich mussten zu den Ablesungen am Okularmikrometer, sowie 

 an den beiden Mikroskopen des Höhenkreises und an den Libellen stets 

 kleine Handlaternen verwendet werden, um die Teilungen deutlich sicht- 

 bar zu machen. 



