376 



dieser Länge I als abgestumpfter Kegel betrachtet werden kann. Man 

 darf nicht sehr kurze Quecksilberfäden nehmen, weil man sonst die 

 Aenderungen der Fadenlänge nicht genau genug beobachten kann; des- 

 halb habe ich l nicht kleiner als 40 mm genommen. 



Von der Wahl dieser Längfe abgesehen wird man durch grosse An- 

 zahl der Messungen von l jedenfalls eine sehr grosse Genauigkeit er- 

 reichen können. Bei meinen Röhren betrug die Anzahl der gemessenen 

 Fadenlängen 120 bis 150; ich glaube, aus angestellten Versuchen schliessen 

 zu dürfen, dass die bei der Calibrirung gemachten Beobachtungsfehler 

 nur einen Einfluss von wenigen Hunderttausendteln auf das Resultat 

 haben. Etwas Anderes ist die Frage, ob bei allen meinen Röhren die 

 Länge von 40 mm für ( ausreichend klein war, um die Calibercorrection 

 richtig zu bestimmen. Ich werde darauf später zurückkommen. 



§ 8. Ich setze zur Abkürzung 



•(Ä-s)*-..l. 



C= 1 + ^- 



' 11 s^ 



^^(A 



-s)^- 



1 >-'(^_S)3 + i 



s -^ ' S' 



, 



• 



11 S 



Ins/ ■" nS 



und habe dann 









w = c 



n2[2 L2 



Das Volumen der Röhre wird durch Wägung der Masse Quecksilbers 

 gefunden, welche das Rohr bei einer gemesseneu Temperatur gerade füllt; 

 ist diese Masse = M, die Dichtigkeit des Quecksilbers bei der beobach- 

 teten Temperatur = D, so ist 



M 



Um auch den Ausbreitungswiderstand richtig hinzuzufügen, hat man 

 zu berücksichtigen, dass in diesem Ausdrucke für W' statt des Quer- 

 schnitttes Q 



LD 



steht; wir haben also den gesammten Widerstand der Quecksilberröhre 



LD 



M 



W = C.^.[L + a(r, + r,)J 



