378 



Ausmessung der Dimensionen der N o r m a 1 r ö h r e n. 



§ 10. Messung der Rohrlänge. Die Länge der Quecksilber- 

 säule, welche ein Rohr aufnahm, konnte nicht unmittelbar gemessen 

 werden. Man durfte nicht den- an einer beliebigen Stelle gemessenen 

 Abstand der beiden Endflächen für diese Länge setzen, da ja diese 

 Flächen nicht genau Ebenen und nur nach dem Augenmass senkrecht 

 zur Achse geschliffen waren. 



Ich kittete nun 1,5 mm dicke, runde Milchglasplättchen, welche die 

 Grösse der Endflächen besassen und eben waren, auf die letzteren ; wenn 

 man den Abstand der Ränder der aufgekitteten Plättchen auf zwei dia- 

 metral gegenüberliegenden Seiten der Röhre mass, so lieferte das arith- 

 metische Mittel einen richtigen Werth für die Länge der Quecksilber- 

 säule, welche das Rohr aufnahm. 



Die Abstände der Plattenränder wurden gemessen mit Hilfe eines 

 2 m langen Glasmassstabes, der auf dem grössten Theil seiner Länge in 

 cm getheilt war und an jedem Ende eine 10 cm lange Theilung in mm 

 trug. Dieser Massstab, ein Spiegelgiasstreifen von 8 cm Breite und 1 cm 

 Dicke, wurde mit der Theilung nach unten auf die Röhre gelegt, durch 

 untergeschobene Holzklötzchen und Keile dafür gesorgt, dass die Röhre 

 gerade lag und die Theilung des Massstabes auf ihrer ganzen Länge be- 

 rührte. Die Abstände der Ränder der Milchglasplättchen von den nächst- 

 gelegenen Theilstrichen des Massstabes wurden mit einem Mikroskope 

 mit Ocularmikrometer gemessen ; das letztere theilte 1 mm des Mass- 

 stabes in Zehntel und man konnte sicher noch 0,02 mm schätzen. Zu- 

 gleich überzeugte man sich, dass die Dicke der Kittschicht, welche die 

 Plättchen mit den Röhren verband, so gering war, dass man sie bei der 

 angewandten schwachen Vergrösserung gar nicht wahrnehmen konnte. 



Bei jeder Messung wurden beide Ränder jedes Plättchens auf den 

 Massstab eingeschätzt. Nachdem in einer Lage der Röhre drei Mess- 

 ungen ausgeführt worden, drehte man dieselbe um 180*^ und wiederholte 

 die dreimalige Messung. Die zusammengehörigen Bestimmungen lieferten 

 auf etwa 0,03 mm dieselben Werthe. 



Die Abstände derselben Plattenränder, gemessen in zwei um 180*^ 

 verschiedenen Lagen des Rohrs, unterschieden sich höchstens um 0,05 mm. 



