383 



Die der Berechnung der Widerstände der Normalröhren zu Grunde 

 liegenden Mittelwerthe für die Massen der Quecksilberfüllungen sind ohne 

 Zweifel auf einige Hunderttausendtel richtig. 



§ 14. Temperaturbestiramung. Um die Temperatur des 

 Quecksilbers zu bestimmen, welches in einer Röhre enthalten war, brachte 

 ich die letztere in ein Wasserbad, welches aus einem 1,6 m langen, 10 cm 

 breiten und 10 cm hohen Troge aus Zinkblech bestand, der auf den 

 Seiten und am Boden mit Filz umhüllt war und mit einem Holzdeckel 

 geschlossen wurde. Das Wasser stand im Troge so hoch, dass alle mit 

 Quecksilber gefüllten Theile der Röhre und der Elektrodengefässe von 

 Wasser umgeben waren und es auch während der beim Entleeren der 

 Röhre nöthigen Manipulationen blieben. 



In dem Deckel des Wasserbades befanden sich zwei Löcher, in welchen 

 Thermometer befestigt wurden; wenn der Deckel auf dem Bade lag, 

 waren die Gefässe der beiden Thermometer in gleicher Höhe mit der 

 Quecksilberröhre. 



War die Temperatur des Bades längere Zeit hindurch constant ge- 

 blieben, so wurde das Mittel aus den Angaben dieser Thermometer als 

 die Temperatur des im Rohre befindlichen Quecksilbers angesehen; die 

 beiden Thermometer stimmten immer bis auf Theile von 0^,1 überein. 

 Die Aenderung der Temperatur betrug nie mehr als wenige Hundertel- 

 grade in der Viertelstunde. 



Ich benutzte mehrere sogenannte Normalthermometer, vier von 0. 

 Wiegand in Würzburg (im Februar 1882) verfertigte, welche in Zehntel- 

 grade getheilt waren, und eines von Geissler in Bonn (seit 1873 in Ge- 

 brauch), welches Fünftelgrade zeigte; bei allen konnte man noch 0^,02 

 mit Sicherheit schätzen. Die Nullpunkte dieser Thermometer bestimmte 

 ich häufig; ausserdem verglich ich die Thermometer unter einander und 

 zwei derselben mit dem Luftthermometer bei 10° und 20*^; die letztere 

 Vergleich ung war auf mindestens 0*^,05 genau, so dass die auf das Luft- 

 thermometer bezogenen Angaben meiner Quecksilberthermometer als auf 

 0^,05 bis 0°,08 richtig anzusehen sind; 0^,11 bedeutet ein Zehntausendtel 

 des Widerstandes. 



Abh. d. IL Gl. d. k. Ak. d. Wiss. XV. Bd. IL Abth. 51 



