385 



bestimmt habe, und dass diese Formel meine Beobachtungen bis auf 

 wenige Hunderttausendtel genau wiedergibt.^) 



Die Dichtigkeit des Quecksilbers berechnete ich aus den Regnault- 

 schen Zahlen und den von Wüllner^) angegebenen Temperaturcoefficienten. 



§ 16. Normaltemperatur. Sämmtliche Messungen wurd en bei 

 Temperaturen zwischen 8" und 17" angestellt.. Ich reducire alle Angaben 

 auf 10*^0, gemessen nach dem Luftthermometer. 



Für diese Temperatur ist 



W.o = 1,00904 • C ■ IS^-J^o . ^L,^ + a (r, + r,)] 



und für irgend eine andere Temperatur t zwischen 0** und 20" (unter 

 Berücksichtigung der Ausdehnung des Glases) 



W, = W,o • — r= Wjo . [1 + 0,a00892 (t — 10) -U 0,00000045 (t^ — 100)] 



wofür bei kleinen Temperaturintervallen auch genügt 

 Wt == W.o.ll + 0,00090 (t — 10)] 



§ 17. Resultate der Ausmessung der Dimensionen der 

 Normalröhren. Die Constanten meiner fünf Röhren, bezogen auf die 

 Normaltemperatur von 10" C (nach dem Luftthermometer), sind in der 

 nachfolgenden Tabelle vereinigt. Die beigefügte Zeichnung gibt die Quer- 

 schnittsänderungen der Röhren; die letzteren selbst sind als Abscissen- 

 achsen gedacht und die Querschnitte als Ordinaten aufgetragen. Wo der 

 Rohrquerschnitt gleich dem mittleren Querschnitt ist, wird dies durch 

 eine kurze horizontale Linie angezeigt; der mittlere Querschnitt ist bei 

 allen Röhren durch die gleiche Grösse ausgedrückt. Die Abscissenachsen, 

 welche auf der Figur nicht angegeben sind, würden für jede der fünf 

 Kurven 63 mm von der dem mittleren Querschnitt entsprechenden Hori- 

 zontalen entfernt sein. 



Die Röhren No. 3 und No. 5 sind von gutem Kaliber, No. 4 von 

 mittlerer, No. 1 und No. 2 von geringer Güte; beim Berechnen der 



1) Die in meiner früheren Mittheilung angegebenen Werthe für specifischen Widerstand 

 und Temperaturcoefficienten sind nach dem Quecksilberthermometer bestimmt. 



2) WüUner, Pogg. Ann. 153. p. 440. 1874. 



51* 



