388 



über dem Boden des "Wasserbades. Die Stellen der Elektroden, wo die 

 "Widerstände der Rollen durch Feilstriche begrenzt waren, befanden sich 

 noch innerhalb des Filzdeckels, etwa 2 — 3 cm vom Rande entfernt; nur 

 die äussersten Enden der Elektroden ragten aus der Umhüllung des 

 Bades hervor. 



Solche Bäder wurden nur verwendet, wenn das im Gefässe befind- 

 liche "Wasser nahe die gleiche Temperatur hatte, wie die umgebende Luft. 

 Die "Widerstandsrollen wurden immer mehrere Stunden vor den Mess- 

 ungen in die Bäder gebracht. Die Temperatur des "Wassers hielt sich 

 sehr constant; sie änderte sich gelegentlich einmal in '^|^ Stunden um 

 0*^,1, meistens aber nur um wenige Hundertelgrade in derselben Zeit. 

 Ich hielt es deshalb für erlaubt, die Temperatur im Innern der "Wider- 

 standsrollen gleich der des umgebenden "Wassers zu setzen, wenn die 

 letztere nahe gleich der Lufttemperatur im Beobachtungsraume war. 



§ 20. Die letztere Annahme ist nicht mehr gestattet, wenn die 

 Temperatur des Bades von der der umgebenden Luft erheblich ver- 

 schieden ist; die Temperatur der in dem "Widerstandsgefäss eingeschlos- 

 senen Luft ist dann um einige Zehntelgrade von der des Bades verschieden, 

 da die dicken Kupferdrähte einen erheblichen "Wärmeaustausch zwischen 

 dem Innern der Gefässe und der umgebenden Luft vermitteln. Bei den 

 Versuchen, welche ich in dieser Richtung anstellte, erhielt ich das Wasser- 

 bad halbe oder ganze Tage lang constant auf einer Temperatur, welche 

 10^ bis 15^ höher war, als die der umgebenden Luft; dabei blieb die 

 Temperatur im Innern der mit Luft oder Petroleum gefüllten Wider- 

 standsbüchsen 0*^,3 — 0*^,7 gegen die Temperatur des Bades zurück. 



Will man Fehler dieser Art in der Temperaturbestimmung ver- 

 meiden, so dürfte es keineswegs zweckmässig sein, den Widerstandsrollen 

 möglichst dicke Kupferelektroden zu geben; bei sehr dicken Drähten 

 wird der Vortheil des grossen galvanischen Leitungsvermögens durch den 

 Nachtheil des grossen Wärmeleitungsvermögens bedeutend überwogen. 



Das Umgeben der Widerstandsdrähte mit Paraffin statt mit Luft 

 wird keinen Vortheil bieten. 



Sind die Temperaturen des Bades und der umgebenden Luft ver- 

 schieden, so muss man die Widerstandsdrähte (wie bei den Siemens'schen 



