390 



Temperaturen zwischen 8^ und 17^ benutzt wurde, die wichtigeren Mess- 

 ungen zudem zwischen 8*^ und 14*^ ausgeführt wurden, so habe ich eine 

 Korrektion der am Rheostaten abgelesenen Widerstände auf richtige 

 Quecksilbereinheiten unterlassen. 



Der Rheostat konnte mittels eines sechsnapfigen Commutators 

 sowohl ausser jeder Verbindung gebracht, als auch durch einfaches Um- 

 legen des Stromwenders dem einen oder dem andern der zu vergleichen- 

 den Widerstände nebengeschaltet werden. 



Um Erwärmung meiner Quecksilber- und Drahtwiderstände durch 

 den Strom zu vermeiden, verwendete ich nur schwache Ströme, meist 

 1 Daniell oder 1 Smee in einem Stromkreise von 2 bis 8 QE. Ging ein 

 solcher Strom etwa eine Minute lang ununterbrochen durch die zu ver- 

 gleichenden Widerstände (Quecksilber und Neusilber), so änderte er das 

 Verhältniss derselben um mehrere Zehntausendstel; bei einer Dauer des 

 Stromes von 8 sec. betrug die Aenderung noch 0,0001 bis 0,0003; diese 

 Veränderungen verschwanden nach Unterbrechung des Stromes in einigen 

 Minuten wieder. Bei meinen Messungen wurde der Strom nur für Augen- 

 blicke geschlossen, auf etwa 0,1 bis 0,2 sec, während 5 min., der Dauer 

 einer Bestimmung, etwa 20- — 30 mal. Die durch einmaligen kurzdauern- 

 den Stromschluss hervorgerufene Erhöhung der Temperatur und damit 

 Aenderung des Widerstandes des Quecksilbers und des Neusilbers war 

 jedenfalls so gering, dass sie nicht mehr bemerkt werden konnte; auch 

 das häufigere Aufeinanderfolgen der Stromschlüsse hatte keinen bemerk- 

 baren Einfluss, was ich durch öfter angestellte Kontroibestimmungen 

 nachwies. 



§ 22. Die bei den Messungen nöthigen Stromleitungen wurden 

 aus gewöhnlichem übersponnenem Kupferdraht hergestellt. Diejenigen 

 Verbindungen von Drähten unter sich und mit den Commutatoren, welche 

 während der verschiedenen Messungen nicht geändert werden sollten, 

 waren durch Verlöthen hergestellt; die Löthstellen wurden zum Schutze 

 gegen Quecksilber mit Schellack oder Collodium überzogen. Die aus- 

 wechselbaren Verbindungen waren durch Kupfer- und Messingklemmen 

 hergestellt; erstere wurden da verwendet, wo das Auftreten thermo- 

 elektrischer Kräfte zu Fehlern Veranlassung geben konnte. 



Für die Drähte, welche die zu vergleichenden Widerstände mit dem 



