394 



bei 10",00 

 3,20907 

 3,21575 

 3.21307 



Widerstände der Copien: 



bai 100,58 

 No. 1 3,20991 + 0,00038 = 3,21029 

 No. 2 3,20991 + 0,00705 = 3,21696 

 No. 3 3,20991 + 0,00362 = 3,21353 



Vergleich ung von stark ungleichen Widerständen; 

 Herstellung von Norm alein hei ten. 



§ 26. Von den Copien meiner Normalröhren habe ich eine Anzahl 

 von Normaleinheiten abgeleitet. Die Vergleichung der letzteren mit den 

 Copien geschah nach der Methode des Differentialgalvanometers, welche 

 von Kirchhoff ^) herrührt, aber von demselben nur kurz beschrieben 

 worden ist. Durch dieses Verfahren wird das Verhältniss zweier Wider- 

 stände unter Eliminirung sämmtlicher Uebergangswiderstände mit grosser 

 Schärfe bestimmt. Angesichts der Bedeutung, welche in Folge dessen der 

 Methode zukommt, möge es mir gestattet sein, bei der Mittheilung meiner 

 Erfahrungen über dieselbe etwas länger zu verweilen. 



Bei der genannten Methode werden die beiden Galvanometerhälften 

 den zu vergleichenden Widerständen zu Nebenschliessungen gegeben und 

 in dieselben Nebenschliessungen zwei Rheostaten eingefügt. Seien die 

 Widerstände der Galvanometerhälften gleich und = G; die beiden zu 

 vergleichenden Widerstände seien W und w, und W = n w. Die Rheo- 

 staten widerstände , welche in die Nebenschliessung zu W eingeschaltet 

 werden, mögen mit R, die im Nebenschluss zu w mit r bezeichnet werden. 

 Seien i, und 1.2 die Intensitäten in den beiden Galvanometerzweigen, I die 

 Intensität des unverzweigten Hauptstromes, so ist 



_ W 



W"+'G + R 



I 



i,= I 



w 



w + G + r 



Wenn i, = io ist, so bleibt die Nadel in Ruhe; dann ist W: w = G 

 -j- R : G -|- r. Einen der Rheostatenwiderstände darf man willkürlich 



1) G. Kirchhoff, Berl. Monatsber. 1880. p. 601. — Wiecl. Ann. 13. p. 410. 1881. 



