396 



galvanometer von sehr vielen Windungen verwenden; dies brachte aber 

 einen Uebelstand mit sich, welcher den durch Anwendung eines Multi- 

 plicators von grosser Windungszahl erstrebten Zweck zu vereiteln drohte. 



In den beiden Zweigen des Differentialgalvanometers entstehen beim 

 Schliessen und Oeffnen des Stromes durch wechselseitige und Selbst- 

 induction elektromotorische Kräfte, und zwar werden in jeder Galvano- 

 meterhälfte zwei elektromotorische Kräfte von entgegengesetztem Vor- 

 zeichen und nicht ganz gleicher Grösse inducirt; in jedem Zweige bleibt 

 also die Differenz dieser beiden Kräfte übrig, und die beiden übrig 

 bleibenden Kräfte (in jedem Zweig eine) sind einander gleich. Da nun 

 jeder Galvanometerzweig durch den Widerstand, dessen Nebenschluss er 

 bildet, zu einem Stromkreise geschlossen ist, so erzeugen die beiden 

 gleichen inducirten elektromotorischen Kräfte Ströme, deren Intensitäten 

 den Widerständen der Stromkreise, also auch den zu vergleichenden 

 Widerständen umgekehrt proportional sind. Für das Verhältniss 1 : 1 

 heben sich die Wirkungen auf die Nadel auf, aber schon bei 1,2 : 1 ist 

 der Inductionsstoss deutlich merkbar. 



Ich versuchte, die störende Induction zu compensiren, indem ich 

 eine unifilar gewickelte Drahtrolle in die eine Nebenschliessung ein- 

 schaltete, dann auch einen Eisenstab in die Rolle einlegte, u. dgl. m. 

 Alle diese Versuche führten indess zu umständlichen Operationen und 

 gaben nicht genügende Sicherheit für die Richtigkeit der Messung. 



§28. Aenderung der Kirchhoff'schen Methode. Ich musste 

 deshalb zu einer Aenderung der Aufstellung greifen; durch dieselbe wird 

 die Kirchhoff'sche Anordnung in eine Brückencombination verwandelt. 



^^s- 3. Die beiden zu vergleichenden Wider- 



stände W und w sind durch den Wider- 

 stand y, welcher der Bequemlichkeit 

 wegen klein gegen W und w gewählt 

 .werden mag. verbunden; die beiden 

 Galvanometerdrähte , welche an die 

 einander zugewandten Enden der zu 

 vergleichenden Widerstände angesetzt 

 werden sollen, werden von a an geraein- 



