398 



Ungleichheiten der beiden Galvanometerzweige — hervorgerufen durch 

 Verziehen des Holzes, Aenderungen des magnetischen Meridians, welche 

 auf die Wirkung der Correctionswindungen von Einfluss waren — zu 

 eliminiren, diente ein Commutator. der die beiden Galvanometerzweige 

 in Bezug auf die zu vergleichenden Widerstände vertauschte. 



Die beiden Rheostaten, welche in die Nebenschliessungen der zu 

 vergleichenden Widerstände eingeschaltet waren, befanden sich der Gleich- 

 heit der Temperatur wegen in einem gemeinschaftlichen Kasten ; ich hatte 

 nämlich in den Siemen'schen Stöpselrheostaten, von dem schon weiter 

 oben die Rede war (§ 21), noch eine Widerstandsrolle von 700 QE. ein- 

 gesetzt, welche ebenfalls durch Stöpselung aus- und eingeschaltet werden 

 konnte. Der Draht, aus dem diese Rolle bestand, hatte denselben Tem- 

 peraturcoefficienten, wie die Widerstände des Rheostaten. 



Der Siemens'sche Rheostat lieferte Widerstände von 0,1 bis 11 111 QE. 

 Ich führte drei Calibrirungen desselben aus, zwei bei 12*^ und eine bei 

 23*^, welche sehr gut übereinstimmten und keine Verschiedenheit in den 

 Temperaturcoefficienten der Widerstände des Rheostaten erkennen Hessen. 

 Ich nahm aus den drei Bestimmungen das Mittel und berechnete eine 

 für alle Temperaturen gültige Correctionstabelle. Die Fehler, mit denen 

 in Folge der vorhandenen geringen Unsicherheit der Calibrirung die 

 Widerstandsvergleichung behaftet sein kann, betragen höchstens 0,00003. 



Die von mir angefertigte Correctionstabelle stimmte fast genau überein 

 mit derjenigen, welche Herr Prof. Kohlrausch zwei Jahre vorher fest- 

 gestellt hatte. Man brauchte also auch nicht zu fürchten, dass die neue 

 Tabelle in Folge späterer Aenderungen des Rheostaten unbrauchbar würde. 



§ 30. Bestimmung von r. Der Widerstand r wurde häufig mit 

 einem ihm nahe gleichen Widerstand aus dem Siemens'schen Rheostaten 

 verglichen; ich benutzte dazu sowohl die Wheatstone'sche Brücke, als 

 auch ein anderes Verfahren, welches ich nun beschreiben will. 



Vergleicht man nach der Methode, welche ich eben auseinander- 

 gesetzt habe, zwei nahe gleiche Widerstände, so erhält man 



W _ R + R- 



w ~ 2r 



indem das zweite Glied der rechten Seite unserer Formel aus § 28 ver- 



