408 



durch den Kork hindurch ging, konnte die Flüssigkeit innerhalb und 

 ausserhalb des Cylindermantels, welchen der aufgenähte Neusilberdraht 

 bildete, in Bewegung versetzt werden. In gleicher Höhe mit dem Neu- 

 silberdraht befand sich das Gefäss eines Thermometers, das ebenfalls von 

 dem verschliessenden Kork getragen wurde. Dieses Glas mit dem Draht- 

 widerstande wurde in ein weites Wasserbad oder in Eis gesetzt; unter 

 allen Umständen aber wurde nur die Temperatur des Petroleums gemessen. 



Ich verglich die beiden Widerstände, welche bei mittlerer Temperatur 

 einander gleich waren, mit einander nach der Methode des übergreifen- 

 den Nebenschlusses bei 0*^, lO*' und 20*^. Um die nöthige Genauigkeit 

 zu erreichen, bestimmte ich die Grösse der erforderlichen Nebenschliess- 

 ungen in jedem Falle kurz vor der definitiven Messung; zu der letzteren 

 wurde erst geschritten, wenn ich mich überzeugt hatte, dass die Tem- 

 peraturen der Petroleumbäder während der zu einer Beobachtung nöthigen 

 Zeit bis auf wenige Hundertelgrade constant blieben; kurz vor und sofort 

 nach jeder galvanischen Messung wurden nach tüchtigem Rühren die 

 Thermometer abgelesen und aus beiden Ablesungen für dasselbe Thermo- 

 meter die Mittel genommen. 



Die für dieselben Drahtstücke aus mehreren Messungen erhaltenen 

 Coefficienten stimmen sehr gut überein. Die für 10*^ berechnete Ver- 

 änderung des Widerstandes ist danach bis auf mindestens 0,00002 des 

 ganzen Widerstandes sicher bekannt. 



Ich habe darauf von der Drahtsorte, welche den grossen Tempe- 

 raturcoefficienten besitzt, eine grössere Anzahl von Stücken untersucht, 

 welche von der Drahtrolle theils vor, theils während und theils nach An- 

 fertigung meiner Drahtwiderstände genommen worden waren; diese Drähte 

 besassen bis auf l^/o denselben Coefficienten. 



Für die eine Drahtsorte von stark veränderlichem Leitungsverraögen 

 habe ich den ersten und den zweiten Temperaturcoefficienten ermittelt, 

 für die zweite Sorte habe ich die Bestimmung eines mittleren Coefficienten 

 für ausreichend gehalten. Die Zahlen habe ich bereits oben (§ 18) 

 angegeben. 



Auf die kleinen durch Kupfer gebildeten Tlieile der Widerstände 

 meiner Rollen (vgl. § 18) wurde genügende Rücksicht genommen. 



