409 



VI. Resultate der galvanischen Messungen. 



§ 39. Ich gebe nun die Resultate meiner Widerstandsvergleichungen, 

 welche für die Beurtheilung der Genauigkeit, welche in meinen Mess- 

 ungen erreicht worden ist, von Wichtigkeit sind. 



Von meinen fünf Röhren besass ich im Ganzen 15 Copien, von jeder 

 Röhre 3, wovon je eine aus dem Neusilberdraht mit kleinem Temperatur- 

 •coefficienten, zwei aus der älteren Sorte angefertigt waren. 



Diese 1 5 Copien theilte ich in drei Reihen, so dass jede Reihe von 

 jeder Röhre eine Copie enthielt, und dass die Glieder einer und derselben 

 Reihe aus derselben Drahtsorte bestanden. 



Von jeder Reihe von Copien leitete ich ein Paar von Normalein- 

 heiten ab; ich habe oben (§ 33) das Schema angegeben, nach dem ich 

 bei diesen Vergleichungen verfuhr; ein Paar von Normaleinheiten wurde 

 mit einer Copie einer Röhre in dasselbe Wasserbad (§ 19) gebracht; die 

 Copie wurde mit jeder der Einheiten und dann die letzteren unter 

 einander verglichen. 



Für die Copirung eines Normalrohrs und für die Vergleichung einer 

 Copie mit einer Normaleinheit habe ich bereits Beispiele mitgetheilt 

 (§ 25. 32). 



Die definitiven Vergleichungen wurden folgendermassen vorgenommen: 

 16. — 18. Januar 1884. Vergleichung der 15 Copien mit den Normal- 

 röhren. 



23. — 29. Januar. Vergleichung der Copien mit den Normaleinheiten. 

 80. Januar bis 2. Februar. Wiederholung der am 16. — 18. Januar 

 ausgeführten Copirung. 



Während sämmtlicher Messungen lagen die beobachteten Tempera- 

 turen zwischen 9'^,6 und 11°, 2. Alle angegebenen Widerstände sind auf 

 die Normaltemperatur von 10*^ reducirt. 



Der erste Theil der nachfolgenden Tabelle enthält die Resultate 

 beider Copirungen; ich habe der Berechnung der Werthe der Normal- 

 einheiten die Mittel aus den Resultaten der Copirung zu Grunde gelegt; 

 die grösste vorkommende Abweichung eines einzelnen Werthes für den 

 Widerstand einer Copie vom Mittel beträgt 0,00005. 



54* 



