410 



Der zweite Theil enthält die Werthe, welche ich für meine Normal- 

 einheiten erhalten habe; wegen der Berechnung der Mittelwerthe ver- 

 gleiche man die Bemerkung zu Tabelle I. 



Tabelle II. 

 Widerstände der Copieii der Normalröhren bei 10° in QE. 



/ 



Rohr-No. 1 



No. 2 



No. 3 



No. 4 



No. 5 



Erste Reihe 



0,35820 

 0,35821 



1,00053 

 1,00052 



1,37470 

 1,37476 



2,55879 

 2,55858 



3,20904* 

 3,20907* 



Zweite Keihe 



0,35821** 



0,99907* 

 0,99906* 



1,37705 

 1,37708 



2,55984 

 2,55966 



3,21573 

 3,21575 



Dritte Reihe 



0,36061 

 0,36062 



0,99733** 

 0,99733* 



1,37880 

 1,37892 



2,56388 

 2,56363 



3,21313 

 3,21307 



* und ** corrigirte Werthe nach § 23. Die Correctionen betrugen bei den mit * bezeich- 

 neten Werthen bis 0,00002, bei den mit ** bezeichneten 0,00017 des Widerstandes. 



Widerstände der Normaleinheiten bei 10° in QE. 





V, d. 1. Reihe der Copien 



abgeleitete Normal- 



einheiten 



V. d. 2. Reihe der Copien 

 abgeleitete Normal- 

 einheiten 



V. d. 3. Reihe der Copien- 



abgeleitete Normal- 



einheiten 





No. 6 



No. 7 



No. 10 



No. 11 



No. 24 



No. 26 



abgeleitet von 

 Rohr-No. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 



0,99820 

 0,99809 

 0,99837 

 0,99815 

 0,99833 



0,99647 

 0,99640 

 0,99658 

 0,99643 

 0,99651 



0,99659 

 0,99649 

 0,99673 

 0,99659 

 0,99662 



1,00403 

 1,00382 

 1,00422 

 1,00398 

 1,00404 



0,99901 

 0,99898 

 0,99926 

 0,99913 

 0,99920 



1,00273 

 1,00268 

 1,00300 

 1,00286 

 1,00299 



Mittel 



0,99827 



0,99650 



0,99663 



1,00406 



0,99916 



1,00291 



Eine (etwa 50 Tage) nach diesen Messungen angestellte Vergleichung 

 einer Siemens'schen Doseneinheit mit drei Normaleinheiten, welche durch 

 unabhängige galvanische Messungen bestimmt worden sind, nämlich No. 7. 



