413 



Reducirte Widerstände der Normalröhren 



No. 1 0,35493 ~, Hg von 0« 



2 0,99940 



8 1,37261 



4 2,55267 



5 3,20754 



Die mittlere Einheit, auf welche diese Zahlen bezogen sind, ist auf 

 0,0001 richtig. 



Diese Einheit liegt den Messungen des folgenden Abschnittes zu Grunde. 



VII. Vergleiehungen der Einheit der British Association und der 



von Siemens und Halske ausgegebenen Einheit mit der von mir 



hergestellten Queeksilbereinheit. 



§ 42. Die zur Vergleichung gelangenden Stücke waren: 

 Ein Widerstand von Neusilberdraht, welcher von Herrn Glazebrook, 

 Cavendish Laboratory, Cambridge, zu 



0,99937 B.-A.-U. bei 17^,7 C 

 Mittel aus zwei Bestimmungen am 2./2. und 4./2. 1884. Temperatur- 



Coefficient 0,000294 

 bestimmt war und: 



Zwei Widerstände aus Neusilberdraht, welche von der Telegraphen- 

 bauanstalt Siemens und Halske in Berlin als: 



J 1,00025 S. E. bei 20» C Mittel aus 10 Best, zwischen 19./3. und 16./] 0. 1883. 

 ** 11,00038 , , , , 2 , , 15./2. und 21./2. 1884. 



Temp.-Coeff. 0,00033 



und 



^ J 1,99972 S. E. bei 20" C Mittel aus 5 Best, zwischen 17./3. und 25./10. 1883. 

 ~"\ 1,99971 , , 1 , am 16./2. 1884. 



Temp.-Coeff. 0,00035 



ausgegeben wurden. Ich wähle für meine Vergleiehungen die Werthe 

 aus den neuesten Bestimmungen, indem ich annehme, dass kleine zeit- 

 liche Aenderungen der Widerstände vorliegen könnten. 



