414 



Ausser diesen untersuchte ich noch 4 Siemens'sche Einheiten in der 

 gewöhnlichen Dosenform. 



Im Folgenden theile ich die Resultate aller einzelnen Ver- 

 gleichungen mit. 



Die Messungen wurden am 11. — 17. März 1884 bei Temperaturen 

 zwischen 9*^,0 und 10", 5 angestellt. 



1. Die Einheit der British Association, ausgedrückt durch 

 die Länge einer Quecksilbersäule von 0" und 1 qmm Querschnitt ist gleich: 



1,04898 m aus der Vergleich ung mit Rohr-No. 2 ^) 



1,04887 m „ „ „ No. 3 



1,04891m „ „ " 1 V r, 



1,04904 m „ „ „ i ^°- ' 



Die von Siemens undHalske ausg-effebene Einheit ist ebenso 



2. 

 gleich : 



1,00010 m aus d. Vergleichung d. Rohrs No. 2 

 1,00003 m „ „ „ No. 3 



1,00010 m „ 



1,00012 m 



1,00017 m 

 1,00030 ra 

 1,00034 m 



f 



No. 5 

 No. 3 

 No. 5 



mit 1 



mit 2 



Die mitgetheilten 11 Messungen sind Vergleichungen der oben be- 

 schriebenen Stücke, des Widerstandes der British Association und der 

 Siemens'schen Normalrollen 1 • • und 2 • • , mit meinen Quecksilberröhren. 



Durch Vergleichung der beiden Siemens'schen Normalrollen fand ich, 

 dass die Widerstände derselben nicht genau in dem Verhältnisse standen, 

 welches ich aus den Angaben der Firma für meine Beobachtungstempe- 

 ratur (IQö) berechnete. Halte ich für die Rolle 1 den Werth 1,00038 S. E. 

 bei 20" C fest, so wäre nach meinen Messungen der Widerstand von 2 

 bei 20" C 



1) Bei der zu dieser und der ersten unter 2. folgenden Messung gemeinschaftlich gehörigen 

 Auswägung der Köhre No. 2 wurde der Quecksilberinhalt um 0,00018 kleiner gefunden, als in 



