717 



habe. Die nach § 27 des Leitfadens der praktischen Physik von F. Kohl- 

 rausch berechneten Korrekturen fj wurden graphisch dargestellt. 



Ferner war das Thermometer H wenig zuverlässig ; es wurde nach 

 dem Normalthermometer geaicht und die Differenzen fo wurden ebenfalls 

 graphisch so dargestellt, dass noch 0,0 1*^ C geschätzt werden konnte. 



Da das Thermometer H wegen der Grösse seiner Quecksilbermasse 

 der Temperaturabnahme des Raumes nicht folgte, war hiewegen eine 

 weitere Korrektur veranlasst. Bei dieser diente mir das Verfahren des 

 Herrn Prof. F. Kohlrausch ') zum Vorbilde. Aus dem Newton'schen Er- 

 kaltungsgesetze ergibt sich die Korrektur 



f — _ 1 linojnJiA 



'- h' dz 

 worin % und r]^ die Ablesungen am Thermometer H beim Beginn und 

 am Ende einer Versuchsgruppe N, und z die Dauer der letzteren in 

 Minuten bedeutet. Als Mittel aus 7 Beobachtungen unter Zuhilfenahme 

 eines wegen der Kleinheit seiner Quecksilbermasse sehr empfindlichen 

 Thermometers ergab sich die Konstante t- = 3,20. Man erhält sonach 

 bei Berücksichtigung der Vorzeichen to und tj aus den Formeln: 



to = Vo + f 1 + f 2 + fa + ^4 



t, = 7?i+fi+f, + f3 + f. 



Für die Temperatur t zwischen der Versuchsreihe 4 und 5, die 

 dem l entspricht, ist zu bemerken, dass sie um ^ (tg — tj) höhe^ liegt 



als t, , sonach 



t = t,+ i(to-t:) ist. 



Die Ablesungen an den 2 Thermometern, deren Behälter in die 

 Apparatteile W und U versenkt waren, also die Grössen T^, Tj und Tq, Tj 

 bedurften keiner Korrektur. 



§ 10. Die mittlere Geschwindigkeit v, bezogen auf die Sekunde, 



berechnet sich aus: 



5 

 V = - [(bi — aO + (bs — as)] , 



wobei z die mittels einer Sekundenuhr beobachtete Dauer einer Ver- 

 suchsgruppe N ist. 



1) F. Kohlrausch, Poggendorft's Annalen Ed. 141. 1870. S. 486. 



