631 



welches ich aus eigener Erfahrung schon ein Urteil besitzen konnte. 

 Ich würde diejenige Methode gewählt haben, die ich schon vor längerer 

 Zeit einmal durchgeführt hatte und von der ich später gezeigt habe, 

 wie man dieselbe von einigen Hindernissen befreien kann.^) Indessen 

 war das zur Verfügung stehende eisenfreie Observatorium des physikali- 

 schen Instituts zu Würzburg für die gleichzeitige Aufstellung eines Erd- 

 induktors und Galvanometers nebst den zugehörigen erdmagnetischen In- 

 strumenten etwas knapp im Platze. 



So habe ich die nächstverwandte Weber'sche sogenannte Dämpfungs- 

 methode mit einer von Dorn vorgeschlagenen Modification gewählt. Es 

 wird hier in absolutem Maße der Widerstand eines empfindlichen Galvano- 

 meters mit langsam schwingender Magnetnadel gemessen. Derselbe findet 

 sich in der Hauptsache aus der Schwingungsdauer und der Dämpfung, 

 welche die Nadel durch den geschlossenen Multiplikator erfährt, sowie 

 aus dem Verhältnis des Nadelmagnetismus zu der Stärke ihres magneti- 

 schen Feldes. 



Gefordert ist ferner die Kenntnis der absoluten Galvanometercon- 

 stante des Instrumentes. Weber bestimmte diese aus den gemessenen 

 Dimensionen des Multiplicators selbst; Dorn^) führte statt dessen das von 

 Bosscha zuerst gebrauchte empirische Verfahren der Vergleichung mit 

 einer Tangentenbussole mittels Stromabzweigung ein. Man erhält dadurch 

 den Vorteil viel stärkerer Dämpfung der Nadel. 



Dieses Verfahren habe ich gebraucht. Dem Geschick, dass man 

 manche Schwierigkeiten erst während der Arbeit erkennt, habe ich mich 

 auch nicht entziehen können. Ueber die sehr vereinfachte Gestalt, die ich 

 dem Verfahren schliesslich gegeben habe, vgl. § 8 ff. 



In Bezug auf die Arbeiten mit Quecksilber hat mir die von K. Strecker ^) 

 im hiesigen Laboratorium vor vier Jahren ausgeführte eingehende Unter- 

 suchung als Grundlage gedient. Die Leitung, deren absoluter Widerstand 

 gemessen wurde, erhielt zu dem Zweck einen Widerstand, welcher dem- 

 jenigen des besten, nur mit geringen Kaliberfehlern behafteten Strecker- 



1) Fogg. Ann. Ergänz. Bd. 6 S. 1, 1871. Sitz.-Ber. d. k. Akad. 1883, S. 315. 



2) Dorn, Wied. Ann. Bd. 17, S. 775. 1882. 



3) K. Strecker, Abb. d. k. Akad. IL Classe Bd. 15 U. 188; Wied. Ann. Bd. 25 S. 252. 1885. 



