633 



und zum grösseren Teile Herrn Universitätsmechanicus Siedentopf in 

 Würzburg, der insbesondere den Verzweigungsrheostaten und die grosse 

 Tangentenbussole sorgfältig und geschickt ausgeführt hat. 



lieber Einzelheiten soll am Orte berichtet werden. 



Die schliesslich en Rechnungen habe ich alle selbst besorgt und zwar 

 auf eine Stelle mehr als hier mitgeteilt wird. Da trotz mindestens 

 doppelter Ausführung und vielfacher eigener und fremder Controle in 

 einem der verwickeltesten Rechenmechanismen ein Versehen nicht mit 

 aller Bestimmtheit verneint werden kann, so bleibt nichts übrig, als die 

 Messungen so vollständig mitzuteilen, dass man die Richtigkeit des rech- 

 nerischen Verfahrens hinterher controliren kann. 



Uebersicht über die absolute Widerstandsbestimmung. 

 4, Es sollen bedeuten 

 G die Galvanometerconstante, d. h. das Verhältnis des absolut ge- 

 messenen Nadelausschlages zu der Stromstärke für das mag- 

 netische Feld Eins, 

 M den Magnetismus der Nadel, 

 H die horizontale Feldstärke im Multiplikator, 

 T die Schwingungsdauer, 



A das natürliche logarithmische Dekrement der Nadel. 

 Von Torsion, Selbstinduction des Stromes, Veränderlichkeit von G 

 und Luftdämpfung sowie von einigen Correctionsgliedern werde zunächst 

 abgesehen. Dann ist der absolute Widerstand der Multiplikatorleitung 

 bekanntlich 



^ = 2r^ H Ä • ^^ 



5. Die Galvanometerconstante G soll empirisch durch Ver- 

 gleichung mit einem anderen ausgemessenen Stromkreise bestimmt werden, 

 den wir uns als Tangentenbussole, zunächst mit kurzer Nadel denken. 

 Es bezeichne 



Gq die durch Rechnung bestimmte von einem Strome Eins auf den 

 Mittelpunkt der Tangentenbussole ausgeübte Kraft, d. h. Gq = 2 nn/r, 



wenn r und n Halbmesser und Windungszahl darstellen. 



