636 



oder bei zweiter Hauptlage 



71 1 ^ /o /-. , o l'^\ (i li ä' X 



^=L'«»'ii+tS(T#ii'r«''8^'0+ti?)i^^^^- 5„) 



7, Beobachtungen aus der zweiten Hauptlage. Ich wünschte 

 die Galvanometernadel M nicht aus dem Multiplikator entfernen zu 

 müssen. Ihr Ablesespiegel sollte sich ferner innerhalb des Multiplikators 

 befinden, man musste also die Visirlinie ungefähr senkrecht zur Multi- 

 plikatoröflfnung legen. Man sieht sofort, dass für die Anwendung der 

 Instrumente alsdann die Beobachtungen aus zweiter Hauptlage wesentlich 

 einfacher sind. Deswegen wurde im Anfange diese Beobachtungsweise 

 gewählt. 



8. Concentrische Aufstellung von Multiplikator und 

 Tangentenbussole. Construirt man einen so grossen Stromkreis, dass 

 die Galvanometernadel M. zugleich die Nadel für den ersteren als Tan- 

 gentenbussole bilden kann, stellt man ferner beide Stromkreise concen- 

 trisch auf, so entstehen folgende äussere Vorteile, die nicht nur auf 

 die Bequemlichkeit, sondern zugleich auf die Genauigkeit der Messung 

 günstig wirken. 



Erstens fällt die Correction \jt'^) "weg, denn man beobachtet mit 



derselben Skale dieselbe Nadel. Zweitens kann man ja das Verhältnis 

 i'/i dem Verhältnisse G/G' der beiden Empfindlichkeiten ungefähr gleich 

 wählen und kann somit die Bestimmung von x/x auf eine Nullmethode 

 zurückführen, indem man beide Ströme entgegengesetzt laufen lässt. 



8a. Eliminirung des Polabstandes 2 durch die erste 

 Hauptlage. Würde man so aus zweiter Hauptlage beobachten, so 

 würde der Correctionsfaktor von der Nadellänge, da nun I = S ist, 



1 -|- 1- ^ werden, also einen grossen Einfluss erlangen. Bei der ersten 



Hauptlage aber haben die Correctionsglieder entgegengesetztes Vorzeichen, 

 die Gesammtcorrection wird 



Q2 «2 



1 13^:^ 1 :^ 



Die Correction hebt sich also jedenfalls teilweise fort. Wählt man 



Abh. d. IL Ol. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. III. Abth- 85 



