636 



beiläufig 3 a^ = 4: R^ oder a/R ^= 1,15, so lässt sich die ganze aus der 

 Nadellänge entspringende Correction auf einen beliebig kleinen Betrag 

 bringen. 



Ich habe eine spätere Gruppe von Beobachtungen, welcher ich des- 

 wegen ein grösseres Gewicht beilegen muss, mit der letztbeschriebenen 

 Anordnung ausgeführt. 



Kritisches. 



9. Es wird nicht überflüssig sein, sich von den Operationen, welche 

 zur Fertigstellung einer Ohmbestimmung gefordert werden, Rechenschaft 

 zu geben, um die Fehlerquellen wenigstens angenähert zu übersehen. 



Die Galvanometerconstante G, die im Quadrat in das Resultat ein- 

 geht, ist abhängig von der Abmessung der Tangentenbussole und von 

 deren Nadellänge, von dem Verhältnis der Abzweigungswiderstände, dem 

 Verhältnis zweier Skalenausschläge, die von dem wechselnden Erdmagnetis- 

 mus befreit werden müssen. Bei dem ersten Verfahren kommt noch das 

 Verhältnis zweier Skalenabstände, zweier magnetischer Feldstärken und 

 zweier Torsionscoefficienten hinzu, auch der gegenseitige Einfluss der 

 beiden Stromkreise und die besonders zu bestimmende Veränderlichkeit 

 von G selbst mit dem Ausschlage. 



M/H enthält den Wirkungsabstand in dritter Potenz, dann Skalen- 

 Ausschlag und Abstand, das Torsions Verhältnis des Magnetometers, das 

 Verhältnis des magnetischen Feldes im Multiplikator zu demjenigen im 

 Magnetometer; weiter die Polabstände des Magnets und der Nadel und 

 die beiden magnetischen Inductionscoefficienten des ersteren. 



Einfacher ist die Beobachtung der Schwingungsdauer r, in welcher 

 ausser den Fehlern der Zeitbestimmung nur der Gang des Chronometers 

 und der verschwindende Einfluss der Amplitude steckt. Deklinations- 

 schwankungen des Erdmagnetismus bilden hier wohl die versteckte 

 wesentlichste Fehlerquelle. 



Zu befreien sind aber sowohl M/H wie t noch von den Schwank- 

 ungen der Temperatur und der Stärke des Erdmagnetismus. 



Jedes log. Dekrement yl enthält drei Umkehrpunkte der schwingen- 

 den Nadel, auch die Inconstanz der Galvanometerfunction, und wird von 



