639 



drehen zu können. Bei der absoluten Widerstandsbestimmung sassen die 

 Kästchen aber nach innen, damit der Luftraum eng und sicher frei von 

 Luftströmungen war. 



Drahtwindungen. Den Draht von 2 mm Stärke hatte Herr Dorn 

 die Güte aus elektrolytischem Kupfer selbst fertigen zu lassen. Er 

 wurde von Herrn Obermaier in Nürnberg mit weisser Seide doppelt be- 

 sponnen. Der Draht hatte im allgemeinen eine kleine Spur von Dia- 

 magnetismus. Es wurden 372 Windungen in 7 Lagen aufgewunden. 



11. Um den Extrastrom bei der Widerstands vergleichung zu ver- 

 meiden, wurde 1887 ein zweiter Multiplikator congruent mit dem ersten 

 hergestellt, der bifilar gewunden war. Ein kleiner Commutator aus 

 Kupferklötzen auf Hartkautschuk sass auf dem Eahmen und Hess die 

 gewöhnlich hintereinander geschalteten Windungen bei der Widerstands- 

 vergleichung gegen einander schalten. Eine jetzt auftretende Wirkung 

 der elektrostatischen Capacität war nicht so gross, um die Widerstands- 

 vergleichung zu stören. 



12. Temperatur. Die Drahtwindungen wurden mit einer Schicht 

 starken Filzes umhüllt, welcher, um etwaige darauf gefallene fremde 

 Körper leicht zu bemerken, noch mit weissem Zeichenpapier umgeben 

 wurde. Eine aus dem Verbindungsstück ausgestemmte Vertiefung liess 

 durch eine Oeffnung der Seitenwand ein in 1/5° geteiltes Thermometer 

 einführen, welches also mit der untersten Drahtlage in Berührung stand. 

 Auch in die von den Drahtwindungen neben dem Klötzchen (vor. S.) frei 

 gelassenen kleinen Dreiecke können Thermometer eingesenkt werden, wo- 

 von aber selten Gebrauch gemacht wurde, da die Temperaturänderung 

 meist sehr langsam stattfand. 



13. Magnet. Der kreiscylindrische Magnet ist 20 cm lang und 

 1,5 cm dick. Mittels einer konischen Querbohrung in der Mitte wurde 

 derselbe aij einen 4 mm starken, 16 cm langen kupfernen Stiel mit koni- 

 schem Ende durch eine Mutter unten befestigt (Fig. 1 und 2). 



Derselbe Stiel trägt den äquilibrirten Glasspiegel von 4 cm Durch- 

 messer. Die Hülse, mit welcher der Spiegel an den Stiel angeschraubt 

 wird, ist aufgeschnitten und kann also im Hohlraum des Multiplikators 

 über den Stiel geschoben werden. Der Spiegel sitzt mit seinem hori- 



