641 



leicht merklich machen. Damit Höhenverschiebungen, welche mit der 

 Temperaturänderung des Aufhängedrahtes verbunden sind, unberück- 

 sichtigt bleiben konnten, wurde die Höhe maximaler Wirkung gewählt. 

 Von hier aus durfte der Magnet sich um i 1,5 mm verschieben, bis eine 

 Aenderung der Empfindlichkeitsconstante um 1/10000 eintrat. 



Alle zum Multiplikator verwendeten Teile wurden vorher auf die 

 Abwesenheit von Magnetismus untersucht, der Leim in eisenfreien Ge- 

 fässen zubereitet. 



Das Galvanometer stammt aus den Werkstätten von Hartmann und 

 Braun in Bockenheim und Siedentopf in Würzburg. 



Einrichtungen zur Bestimmung der Galvanometerconstante 6r. 



lieber die Bestimmung der Veränderlichkeit mit dem Ausschlage 

 vgl. § 66. Die hierzu dienende Dreh Vorrichtung des Multiplikators s. § 14. 

 Eine Ansicht der Verbindungen s. Fig. 3, ein Schema Fig. 4. 



15. Ein Strom i' geht ungeteilt durch die Tangentenbussole. Ein 

 Zweigstrom i wird von i' abgenommen und durch den Multiplikator ge- 

 führt. Der, eigentlich für die Widerstandsvergleichung mit Quecksilber 

 dienende, sechsnäpfige Commutator aus Hartkautschuk (Fig. 3 und 4) 

 wurde in diesem Falle benutzt, um die Stromrichtung in dem Kreise der 

 Tangentenbussole allein umzukehren. Ein zwischen der Stromquelle E 

 (ein oder zwei grosse Daniell-Elemente) und C befindlicher zweiter Com- 

 mutator Ci, welcher den Gesaramtstrom wenden Hess und der Commu- 

 tator C2, welcher die Multiplikatoren des Differentialgalvanometers ver- 

 tauschte, ist in Fig. 4 nicht gezeichnet. 



Der gewöhnliche Rheostat Rh ist im ungeteilten Strom und dient 

 zu dessen Regulirung bez. auch zur Beruhigung der Nadel. 



Die Abzweigung des Stromes i von bekanntem Verhältnis zum 

 Stammstrome i' geschieht mittels bekannter Widerstände des Verzweigungs- 

 rheostaten. 



