644 



"Widerstandsvergleichung. Dieselbe geschah in der gewöhn- 

 lichen Differential Verzweigung, und zwar um Unsymmetrien zu eliminiren 

 so, dass mit einem ungefähr gleichen Rheostatenwiderstand zuerst die 

 nebengeschalteten Zehntausender verglichen wurden, wie Fig. 5 zeigt. 

 Dies geschehen, nimmt man die Bügel von den Zehntausendern fort, ver- 

 bindet mittels der ersteren die Hunderter hintereinander und vergleicht 

 diese Summe mit demselben Stück des Rheostaten. Die kleine Ungleich- 

 heit wird durch Interpolation zwischen bekannten Veränderungen bestimmt. 



Das Verhältnis der einzelnen Zehntausender zu einander wurde, wo 

 es nötig war, ebenso ermittelt, indem man jedes Stück mit demselben 

 Stücke von Rh verglich. 



Durch ein einfaches Interpolationsverfahren wurde die ganze Arbeit 

 mit jeder wünschenswerten Genauigkeit in wenigen Minuten ausführbar 

 gemacht. Man verglich die Widerstände entweder vor und nach der 

 correspondirenden Strommessung mit Multiplikator und Tangentenbussole 

 oder schob die Vergleichung umgekehrt mitten ein. 



Beispiele, Rechnungsweise und Resultate gibt § 68 und 69. 



Tangentenbussole und Bestimmung von G 1886. 



19. Hier ist die von W. Kohlrausch und mir zur Bestimmung des 

 elektrochemischen Aequivalents benutzte Tangentenbussole mit dickem 

 Kupferreif ^) benutzt worden. Die Anordnungen sind die gewöhnlichen. 

 Beide Instrumente waren thunlichst entfernt von einander an zwei 

 Punkten aufgestellt, deren Verhältnis der magnetischen Felder zu einan- 

 der ermittelt worden war (§ 48 bis 51). Der Strom i' der Tangenten- 

 bussole und der Zweigstrom i des Multiplikators wurde durch den gemein- 

 samen Commutator C, (Fig. 3) und durch den Rheostaten Rh so gehand- 

 habt, dass die Multiplikatornadel immer nur Schwingungen von wenigen 

 Skalenteilen um die jeweilige Gleichgewichtslage machte. Die Nadel der 

 Tangentenbussole kam durch ihre Dämpfung rasch zur Ruhe. Ein Beob- 

 achter las dann einige, gewöhnlich fünf Umkehrpunkte der Multiplikator- 

 nadel ab, ein zweiter gleichzeitig die Einstellung der Tangentenbussole. 

 Der Strom änderte sich wenig; der Erdmagnetismus war ziemlich ruhig. 



1) F. K. V^ied. Ann. Bd. 15, S. 552 1882 und F. u. W. K. ib. Bd. 27, S. 19. 1886. 



