647 



gegengesetzter Richtung. Der kleine Nadel ausschlag, positiv in derjenigen 

 Richtung gerechnet, welche dem Multiplikatorstrom entspricht, sei = x^. 

 Man sendet den Strom i allein durch den grossen Ring; der Ausschlag 

 sei = X . Dann ist, wenn G und G^ die beiden Empfindlichkeitsconstanten 

 vorstellen, vorbehaltlich kleiner Correctionen 



.^0 = C {Gi — G' i') X = C-G' i\ 

 woraus 



« = «' 1(1 + 7)- «) 



x wurde wegen der kleinen Stromschwankungen vor und nach a^o 

 bestimmt und mit dem Mittelwerte eingesetzt. 



Die beobachteten Werte s. § 70. 



Die Zuleitungen zur Tangentenbussole wurden dicht nebeneinander 

 geführt. Ein Versuch überzeugte noch von ihrer Wirkungslosigkeit auf 

 die Nadel. 



Yorrichtungen zur Messung von MH. 



Magneto meter. 



22. Von den angewandten fünf Magnetometern sind vier bereits 

 beschrieben, nämlich 



I) ein Magnetometer mit Holzgehäuse und Stahlspiegel, mit einem 

 sehr guten Kupferdämpfer;') 



II) und III) zwei Magnetometer mit Elfenbeingehäuse und luftge- 

 dämpftem Spiegel mit aufgekitteter Magnetnadel;^) 



IV) Das Gehäuse von Nr. I, aber mit kurzer Magnetnadel mit Luft- 

 dämpferflügel. Der Spiegel ist gegen die Nadel verstellbar. Neu war das 



23. Cylindermagnetometer, Nr. V (Fig. 9). Die widerwär- 

 tigen magnetischen Eigeneinflüsse der Instrumente lassen sich offenbar 

 am ehesten durch einen ganz symmetrischen Bau vermeiden. Zu diesem 

 Zwecke ist sowohl das Mahagonigehäuse wie der aus elektrolytischem 



1) Wied. Ann. Bd. 15, Taf. 8, Fig. 1, 1882. 



2) F. und W. K., ib. Bd. 27, S. 28. 1886. 



