648 



Kupfer hergestellte Dämpfer cylindrisch gearbeitet. Der Dämpfer besteht 

 aus einem 11 mm dicken Tiegel, in welchem der Ringmagnet schwingt. 

 Der Ring ist 2 mm dick und hat 18 und 22 mm inneren und äusseren 

 Durchmesser. Die Dämpfung ist vorzüglich; von magnetischem Einfluss 

 war kaum etwas zu bemerken (§ 49). Der Magnet ist gegen den Spiegel 

 beliebig stellbar, indem der Stahlring durch zwei Muttern auf dem Ge- 

 winde am Stiel des Spiegels festgeklemmt wird. 



Herr Siedentopf hat das Magnetometer angefertigt. 



24. Aufstellung und Abstand der Magnetometer. Auf 

 jedes Magnetometer wirkt der ablenkende Magnet zweimal, nämlich in 

 den Aufstellungen links und rechts. Die eine Ablenkung geschah ge- 

 wöhnlich vor, die andere nach der absoluten Widerstandsbestimmung. 

 Meist wurden zwei Magnetometer zugleich aufgestellt. 



Der Wirkungsabstand des Magnets wird als die Hälfte des Abstandes 

 des Magnetometercocons in der Stellung links und rechts bestimmt. Dies 

 geschieht mit einem etwa 4 mm hinter dem Aufhängedrahte des Haupt- 

 magnets befestigten horizontalen Zweimeterstabe aus Ahornholz, dessen 

 recht constante Länge von Zeit zu Zeit an einem an die Teilung ange- 

 legten verifizirten gläsernen Maßstabe mit der Lupe oder mit einem 

 Ocular-Mikrometer-Mikroskop gemessen wurde. 



Die Einstellung der ebenfalls 4 mm vor den Teilstrichen befind- 

 lichen Cocons wurde mit den zum Maßstabe senkrecht gerichteten Ab- 

 lesefernrohren, oder unter Anwendung der Lupe mit einem an den Mass- 

 stab gelegten kleinen Spiegel, oder endlich mit Visirmarken an der etwa 

 1 m hinter dem Maßstabe befindlichen Wand beurteilt. 



1886 standen alle Instrumente auf einem von eingemauerten Trägern 

 gehaltenen Holzbalken. Die Anordnung 1887 zeigt Fig. 8. Der Zwei- 

 meterstab ist hier, nach Azimut und Höhe gemäss der langen Bussole 

 und der Wasserwage regulirbar, unter dem Stativbrett befestigt, welches 

 den grossen Holzrahmen trägt. Die Magnetometer stehen auf soliden 

 Stativen auf dem Steinfussboden. 



Die Magnetometernadeln wurden immer sorgfältig auf die Höhe des 

 Hauptmagnets gebracht. 



lieber die beobachteten Ausschläge vgl. § 73. 



