649 



25. 1886 fanden die Ablenkungen in zweiter Hauptlage aus nahe 

 a = 100 cm Abstand statt. 



1887 in erster Hauptlage meistens aus 105 cm Abstand. Um solche 

 Verhältnisse zu haben, bei denen die Magnetlänge sich ganz heraushebt, 

 wurde zum Schluss noch einmal eine Messung mit d = 93 cm ausgeführt. 

 Hier wurden die Ausschläge aber grösser als 5°, also für Skalenab- 

 lesungen schon etwas unbequem gross. 



In der Richtung von Ost nach West, in welcher also 1887 die 

 Apparate angeordnet werden mussten, hat der Beobachtungsraum nur 

 5 m Länge. Dieser Umstand brachte es mit sich, dass man die Visir- 

 linie der Fernrohre für M/H vorteilhaft nicht nordsüdlich, sondern 

 schräg wählte. Fig. 10 stellt den Grundriss des Beobachtungsraumes dar. 

 Die Spiegel standen hier also nicht senkrecht zu den Nadeln. Da die 

 Skalen an demselben Horizontalbalken sassen, so wird der eine (westliche) 

 Skalenabstand also grösser als der andere. Man berechnet die Tangenten 

 der Ausschlagswinkel hier auf jeder Seite für sich, während sonst ein- 

 facher das Mittel der Ausschläge zur Rechnung diente. 



26. Skalenabstände. Dicht neben den Einstellungsstrichen des 

 Zweimeterstabes werden an dem letzteren kleine mm-Stäbchen befestigt, 

 welche die Richtung der Visirlinie haben. Auf diese Teilungen werden 

 die Magnetometercocons bezüglich ihres Abstandes von der Skale bezogen. 



Um den Skalenabstand zu bestimmen, wurde neben dem Nullpunkte 

 der mm-Stäbchen ein Senkel aus feinem weichen Draht aufgehangen. 

 An die Skale wurde ein kleiner, zugeschärfter, horizontaler, spiegelnder 

 Giasmassstab angestossen, vor dem gleichfalls ein Senkel herunterhing. ^) 

 Die Senkel wurden auf einen langen verifizirten, nivellirten Holzmassstab 

 bezogen. 



Zuletzt wurde auch ein etwas bequemeres Verfahren gebraucht. 

 Unter den Skalenmitten einerseits und unter den kleinen Maßstäben an 

 dem Zweimeterstabe befanden sich auf den steinernen Fussböden mm- 

 Teilungen, deren Abstand von einander mit dem Glaszweimeterstabe be- 

 stimmt worden war. Nach diesen Teilungen wurde von den Maßstäbchen 



1) F. u. W. K. Wied. Ann. Bd. 27, S. 8. 1886. Der Skalenabstand vom Multiplikator 

 wurde ebenso bestimmt; derjenige von dem Spiegel der Tangentenbussole mit zwei spitzen Glas- 

 maßstäben. 



