650 



und von der Skale herabgesenkelt. Die langstieligen Senkelgewichte 

 hatten unten Nähnadelspitzen, deren Stellung dicht über den Teilungen 

 scharf abgelesen werden konnte. Torsionsschwingungen der Senkel sicherten 

 gegen Fehler der Excentricität. 



Sämmtliche Skalen waren aus Glas und auf der Vorderfläche geteilt. 

 Die Ebenheit wurde controlirt oder eine kleine Krümmung corrigirt 

 mittels eines vor der Skale geradlinig ausgespannten feinen Drahtes, 

 dessen scheinbarer Abstand von seinem Spiegelbilde durch 2 geteilt den 

 Drahtabstand von der Skale gibt. 



Die Skalenabstände selbst s. § 54 ff. 



Die Berechnungsweise von M/H s. § 72. 



lieber Schwingungsdauer und Dämpfung wird das notwendige in 

 § 74 und 76 ff. gesagt; über Selbstinduction, Polabstand, Temperatur- 

 coefficient, Inductionscoefficient, Torsionsverhältnisse, magnetische Lokal- 

 einflüsse etc. s. § 41 bis 52. 



Die Quecksilbervergleichung. 



Quecksilberrohr. 



Bezüglich der angewandten Methoden und Instrumente kann ich 

 mich hier meist auf die genannte Arbeit von Strecker beziehen. 



27. Es wurde immer das von Strecker mit Nr. 3 bezeichnete Rohr 

 benutzt. Dasselbe hat bei 10*^ eine Länge (Strecker § 17) 



L = 1,23409 m. 



Die Endhalbmesser r, und r^ verhalten sich nach der von Strecker 

 gegebenen graphischen Darstellung des Kalibers (ib.) zum mittleren Halb- 

 messer r 



r,/r = 1,012 raA = 1 — 0,024. 



Da der mittlere Halbmesser (vgl. weiter unten) ungefähr /- = 0,000538 m 

 ist, so wird 



