656 



Neusilber-Normalen. 



37. Der Multiplikator Nr. I, den man nicht so umschalten konnte, 

 gab bei dem Stromschluss einen bedeutenden Selbstinduktionsstoss, dessen 

 Beruhigung man abwarten musste. Da man hier also nicht mit kurzem 

 Stromschluss arbeiten konnte, erschien die Stromwärme im Quecksilber 

 bedenklich. Aus diesem Grunde wurde der Quecksilberwiderstand, in 

 einem 1.2 mm dicken seidebesponnenen Neusilberdraht copiert, welchen 

 man von Zeit zu Zeit mit dem Quecksilber verglich. Es waren zwei 

 solche Neusilberetalons vorhanden. Dieselben waren auf eine offene hohle 

 Holzrolle bifilar aufgewunden (Fig. 14) und befanden sich die ganze Zeit 

 der Messungen hindurch nebeneinander in einem mit Filz umhüllten 

 5 bis 6 1 haltenden Petroleumbade mit einem in ^/lo geteilten Thermo- 

 meter. Die Kugel des letzteren hatte die mittlere Höhe der Neusilber- 

 drähte. Durch oben in den Holzrollen angebrachte Löcher cirkulirte das 

 Petroleum. Dass man nach grösseren Temperaturänderungen hinreichend 

 lange wartete, bis die Temperatur ausgeglichen war und dass, wenn nötig, 

 vor einer Messung hinreichend gerührt wurde, braucht kaum erwähnt 

 zu werden. 



Diese mit dem Petroleum in unmittelbarer Verbindung stehenden 

 Drähte von grosser Masse und ausserdem von grösserer specifischer Wärme 

 und von kleinerem Temperaturcoefficienten als das Quecksilber wurden 

 auch durch längeren Schluss ^) der schwachen Ströme nicht merklich beein- 

 flusst, wovon man sich durch die Anwendung stärkerer Ströme sorgfältig 

 überzeugte. 



Da das Arbeiten mit den Neusilberwiderständen bequemer war als 

 mit dem Quecksilber und da auch bei dem bifilar gewundenen, gegen- 

 geschalteten Multiplikator im ersten Augenblicke des Stromschlusses eine 

 von der Capacität des Multiplikators herrührende kleine Schwankung der 

 Galvanometernadel auftrat, so ersetzte man das Quecksilber fast immer 

 (nämlich ausser 1887 Juli 22 und 30) durch das Neusilber. 



1) Es ist kaum nötig zu bemerken, dass der Magnet während dieser Bestimmungen mit den 

 Klemmschrauben an seinem Stiel festgelegt wurde. Bei dem Multiplikator Nr. II war dies nicht 

 notwendig, was auch einen Vorteil der bifilaren Aufwindung bildet, denn das Festlegen und das 

 Warten, bis nach dem Losschrauben die Nadelschwankungen verschwunden sind, kostet Zeit. 



