657 



Die Abgrenzung des zur Vergleichung kommenden Widerstandes war 

 so bewirkt worden, dass die Enden des Neusilberdrahtes mit 3,5 mm 

 dicken und je 0,2 m langen Kupferdräliten sehr gut verlötet wurden, 

 welche letzteren an der Holzrolle unverschiebbar befestigt waren. Der 

 Gesammtwiderstand der Kupferstücke war also kleiner als 0,001 Ohm. 

 Die Lötstellen befanden sich im Petroleum. Der zur Messung dienende 

 Strom trat durch eine Endklemme in die Kupferdrähte ein; auf markirten 

 Stellen der letzteren sassen ferner Klemmschrauben, welche die Strom- 

 abzweigung nach dem Differentialgalvanometer lieferten und ausserdem 

 die Verbindung mit dem Rheostaten Uh im Nebenschluss (§ 36) dar- 

 boten, wann letzterer, bei den Vergleichungen mit Quecksilber, an die 

 Neusilbernormale angelegt werden musste. 



Bei den Vergleichungen des Multiplikators mit den Neusilbernormalen 

 erhielt der erstere den Nebenschluss (zwischen 60 und 250 Siem.) durch 

 den ausgleichenden Rheostaten, da man den Multiplikatorwiderstand, 

 eventuell durch Hinzufügung von etwas Ballast B (Fig. 3), stets etwas 

 grösser hielt als den Neusilberwiderstand. 



Es zeigte sich, dass der Widerstand der Neusilberdrähte nach ihrer 

 Herstellung (1886 Jan. 30, aus Draht, welcher vor einem halben Jahre 

 bezogen worden war) zuerst rascher, später sehr langsam anwuchs, im 

 Ganzen um nahe 1,5 pro mille in fast zwei Jahren. Beide Drähte ver- 

 hielten sich hierbei fast gleich (vgl. § 39;. 



Nach der Beendigung der Messungen im Dezember 1887 wurde der 

 eine Widerstand, um zu einer Vergleichung mit der British Association- 

 Einheit an Professor Glazebrook nach Cambridge gesandt zu werden, aus 

 dem Petroleum herausgenommen. Nach 6 Tagen noch einmal in das 

 Bad gebracht, erwies der Widerstand sich um etwa 0,0003 kleiner. Viel- 

 leicht hatte sich die Spannung des Drahtes durch das teilweise Ablaufen 

 und Verdunsten des Petroleums aus der Holzrolle geändert. Als man 

 nachher denselben Draht wiederholt länger aus dem Bade genommen und 

 dann wieder eingehängt hatte, wurden Aenderungen nicht weiter wahr- 

 genommen. PJine erneute Quecksilbervergleichung im März 1888 nach 

 der Rücksendung aus England gab denselben Widerstand um etwa 0,0002 

 grösser als vor der Absendung. 



