665 



winke! ff, und cp^ bewirkt, 2 und I die Polabstände (magnetischen Längen) 

 des Stabes und der Magneto meternadel, so hat man 



Sind zwei Magnetometer gleichzeitig gebraucht worden, so kann das 

 Mittel aus den beiderseitigen (^ (§ 46) eingesetzt werden. 



1885 Dec. 10. 13". Skalenabstand ^ ^ 2997 mm. 



Skalen etwas hohl gekrümmt. Gegen die Teilstriche des grössten 

 Ausschlags treten diejenigen des mittleren Ausschlags um J Ä =z 0,32 mm, 

 die des kleinen Ausschlags um 0,37 mm zurück. Deswegen sind die 

 beobachteten Ausschläge durch 1 + -^ -^/-^i d. h. die mittleren durch 

 1,00011, die kleinen durch 1,00012 dividirt worden. 



Abstand des Magnetometercocons in beiden Aufstellungen =190,007 cm. 

 Verschiebungen des Magnets aus der Mittellage 20,013 cm nördlich, 

 20,004 cm südlich. Also die drei Abstände 



«1 = 74,995 «2 = 95,003 «3 = 115,012 cm. 



Die zugehörigen wegen Skalenkrümmung corrigirten Ausschläge sind 



2 a;i = 1041,32 2:c2 = 512,47 2 :r3 = 289,43 mm 



22_4(2^ 247 252 



Als Magnetometer diente Nr. II (§ 22 und 46); also ist 

 1 = 1,57 cm und 

 S= 16,0 16,2 cm. 



1885 Dec. 24. U^. ^ = 3000mm; 1= 1,56mm (Nr. III). 

 Skalenkrümmung JA^ = -j- 0,28 J Äs^= -\- 0,35 mm; 

 also Correctionsdivisor =1,00009 1,00012. 



Abstand des Magnetometercocons in beiden Stellungen = 190,004 cm. 

 Verschiebungen des Magnets wie Dec. 10. Also 



a, = 74,993 «2 



2 a;, = 1039,64 2 Xo^ 

 S= 16,4 



95,002 



«3 



= 



115,011cm 



511,79 



2x,i 



= 



289,06 mm 



16,2 



cm. 







