670 



Es ist nun l = 20,0, l' — 1,5 cm, also V = 0,752 tt - 20,0 = 35,4 cbcm. 

 Weiter wird iV = 0,162, L = 6,20 gefunden. Aus /i = 69,6 ergibt sich 

 dann ;; = 2.9 und endlich 



^a' = 5,4. 



Nadellängen I der Magnetometer. 



46. l bezeichnet die in die Formeln eintretende Nadellänge oder 

 den Polabstand der Nadeln. 



Magnetometer I. 2 mm dicker Stahlspiegel vom Durchmesser 2 ^ 

 = 2,08 cm. Also l = 0,66-2 (> = 1,37 cm für 2. Hauptlage und 0,8 ■ 2,08 

 = 1,66 cm für die Tangentenbussole. ^) 



Magnetometer IL Nadellänge = 1,88 cm, also 1 = Ve • 1,88 = 1,57cm. 



Magnetometer III. Nadellänge = 1,87 cm, also I ^ Ve • 1,87 := 1,56 cm. 



Magnetometer IV. Nadellänge = 1,50 cm, also 1=^/6- 1,50 = 1,25cm. 



Magnetometer V. 2 mm dicker Stahlring vom inneren Durchmesser 

 = 1,80, dem äusseren 2,20 cm. t = 0,9 • 2,20 = 1,98 cm für 1. Hauptlage 

 und 0,8 • 2,20 = 1,7 6 cm für 2. Hauptlage (§ 42) gesetzt. 



Die Zahlen haben keinen erheblichen Einfluss auf das Resultat. 



Torsionsverhältnisse Q und &. 



47. Dieselben betrugen: 



Hauptmagnet (Multiplicator): 

 e = 0,00097 1886 I ^ 



6 = 0,00320 1886 II und 1887 I 



letzteres mit dickerem Aufhängedraht. 



& = 0,00325 1887 II 



mit demselben, etwas verkürzten Drahte. 



1) Vgl. Wied. Ann. Bd. 22, S. 415. 1884 und Bd. 31, S. 617. 1887. 



