671 



Magnetometer: 



Nr. l .9 = 0,00022 1886 I, 0,00012 1886 II 



II a = 0,00007 1886 I und II 



III 5- = 0,00006 1886 I, 0,00004 1886 II 



TV d- = 0,00039 1887 I, 0,00050 1887 II 



V ^ = 0,00013 1887 I, 0,00020 1887 II. 



Correctionen ^ der magnetischen Felder. 



Magnetischer Instrumentaleinfluss des Multiplikators. 



48. Wenn das magnetische Feld an dem Aufhängeorte der frei auf- 

 gehangenen Magnetnadel = H sein würde, so kommt durch den Einfluss 

 der festen Teile des Instrumentes im allgemeinen noch ein kleiner nega- 

 tiver oder positiver Zuwachs ^ H hinzu, den wir durch Drehung des In- 

 strumentes im Verhältnisse zu H bestimmen. Es werde bezeichnet 



JE 



Multiplikator I; 1886. Der Multiplikator wurde auf seinem 

 Teilkreise gedreht, während die Magnetnadel unberührt blieb. An 8000 mm 

 weiter Skale fand sich als Mittel aus mehreren Beobachtungen ein Dreh- 

 einfluss von — 0,011 mm/Grad. Von dieser kleinen Grösse kommt dem 

 Deckglase der Teil — 0,005mm/° zu, wie man aus der Brennweite des 

 Deckglases = — 700 m und seinem Abstand 35 mm vor der Spiegelfläche 

 berechnete und ferner dadurch controlirte, dass die Nadel während der 

 Drehuiig des Multiplikators von einem feststehenden Stative aus an ihrem 

 Stiele geklemmt war. Also betrug der magnetische Einfluss allein die 

 Differenz — 0,006 mmA Ein Bogengrad entspricht an 3000 mm weiter 

 Scale einem Einstellungsunterschiede von 105 mm, also ist der magne- 

 tische Einfluss = — 0,006/105 oder 



.TT • 



^ = C) = — 0,00006. 



