674 



III. Ein Instrument wie Nr. IL Gab i. Jan. 1886 +0,00038 

 und 0,00049; Juni + 0.00040; August +0,00066 und +0,00053. Also 



^g = ^ 0,00043 1886 1 und + 0,00053 1886 IL 



(1886 II war zur Verstärkung der Dämpfung in das Elfenbeingehäuse 

 noch eine Papierhülse eingeschoben.) 



Nr. II und III waren äusserlich ganz gleich; woher das eine dia- 

 magnetisch, das andere paramagnetisch erscheint, ist mir unbekannt. 



IV. Magnetometer mit weitem Holzgehäuse und Luft- 

 dämpfungsflügel unten. Verschwindender Einfluss 



§, = — 0,00005. 



V. Magnetometer mit ringförmigem Magnet in Kupfer- 

 gefäss (§ 23). Ebenfalls verschwindend 



§5 = +0,00003. 



IV und V kommen 1887 zur Verwendung. 



Von Einfluss auf das Endresultat sind fast nur I und III, die in der 

 Tangentenbussole gebraucht worden sind, wobei § doppelt in den Wert 

 des Ohm eingeht. Die übrigen sind immer nur paarweise für M/H ge- 

 braucht worden, kommen also jedes nur mit |- § in das zugehörige 

 Endresultat. 



Den kleinen Teil des Dreheinflusses, welcher vom Deckglase herrührt, 

 höchstens 0,00002, habe ich nicht ausgeschieden, weil die Spiegelfläche 

 mit der Drehungsaxe der Nadel nahe zusammenfällt und weil also eine 

 Scheidung überflüssig ist. 



Wenn man in Tab. 5 § 73, wo die Magnetometer immer paarweise 

 vorkommen, die Ausschläge wegen Torsion und Skalenabstand einzeln 

 corrigirt und mit einander vergleicht, so findet man dieselben nahe den 

 gefundenen § entsprechend (vgl. § 75). Das ist von Bedeutung, denn 

 eine gewisse prinzipielle Unsicherheit haftet dieser Art der Bestimmung 

 durch Drehung immerhin an. Deswegen ist auch 1886 I und II zwischen 

 den Magnetometern gewechselt worden. 1887 kommen solche Einflüsse 

 überhaupt nur mit verschwindendem Betrage vor, da das besondere Mag- 

 netometer der Tangentenbussole wegfällt. 



